34 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37,1. 



und somit zugleich mit ihm ein- und ausgeschoben wird.) Durch 

 diesen anastigmatischen Tubusanalysator wird die astigmatische Un- 

 scharfe im Orthoskop , die Bildverzerrung im Orthoskop und Kono- 

 skop beseitigt. Die Leistungsfähigkeit dieser Einrichtung wird an 

 Hand von Bildern überzeugend dargetan. Die verbleibende astigma- 

 tische Unscharfe im Konoskop kann wenn gelegentlich erwünscht, auch 

 entfernt -werden, indem die Strahlenbündel, die ihre Spitzen in der 

 hinteren Brennebene des Objektives' haben, durch eine Sammellinse 

 telezentrisch gemacht, nach Durchgang durch den Analysator durch 

 ein negatives System zu solcher Divergenz gebracht werden, daß ihre 

 Spitzen virtuell wieder iil der hinteren Brennebene des Objektives 

 liegen, — 



Weiter sei hier auf zwei Arbeiten aufmerksam gemacht, über 

 welche ich in dieser Zeitschrift an anderer Stelle berichte : H. Schulz, 

 „Zur Theorie der Polarisationsprismen, IV. Grundformeln 

 für Prismen, bei denen die Kristallachse senkrecht zur Prismenachse 

 liegt" (Zeitschr. f. Instrumentenkde. Bd. 39, 1919, S. 350) und 

 H. Schulz und A. Gleichen. „Die Polarisationsapparate und 

 ihre Verwendung" (Stuttgart, Ferd. Enke). — 



Schließlich war Herr Dr. Berek in Wetzlar so liebenswürdig, mir 

 einen Einblick in seine Veröffentlichung „ÜberNeueinrichtungen 

 anj Polarisationsmikroskop" zu gewähren, die in der Zeitschr. 

 f. Kristallographie in Druck gegeben ist imd sich unter anderem auch 

 mit den Methoden der optischen Isolierung konoskopischer 

 Interferenzbildersehrkleiner Mineralteilchen und der dar- 

 auf bezüglichen Kritik Wülfings (s. o.) beschäftigt. Berek stimmt 

 WtJLFiNG darin zu, daß die unterhalb des Kondensors befindliche Iris- 

 blende nur bei Benutzung von mittleren Systemen als orthoskopische 

 Gesichtsfeldblende von Wert ist, betont aber, daß in seiner ersten 

 darauf bezüglichen Notiz (Verh. Ges. deutsch. Naturf. u. Ärzte, 1919, 

 II. 1. Hälfte, S. 600) auch ihre Bedeutung als Aperturblende 

 nach Ausschaltung des Kondensorklappteiles hervorgehoben sei, die 

 WtJLFiNG übergangen hat. 



Als Idealmethode zur optischen Isolierung der Konoskopbilder 

 kleinster Mineralteilchen erscheint eine Irisblende nach Klein-Wright 

 an der Amici Bertrandlinse in Verbindung mit einem 

 kleinen von Berek hergestellten Hilfsapparat, mit der sich 

 Mineralkörner bis zu 7 ^ Durchmesser ausblenden lassen (vgl. auch 

 Abbildungen im Leitz -Katalog über Pol. -Mikroskope 1920, S. 40). 

 Auf den Okularteller wird eine Fassung aufgesetzt, die eine in Scharnier- 

 gelenk bewegliche, etwa 5 cm lange Hülse trägt mit einer (zur Scharf- 

 einstellung verschiebbaren) 12fachen Lupe. Im Gegensatz zur Klein- 

 schen Lupe, die zur Betrachtung von Konoskopbilderu bekanntlich 

 ohne Bertrandlinse gebraucht werden muß, ist die vorliegende Lupe 

 mit der Bertrandlinse zu benutzen, und zwar in folgender Weise. 

 Nach der gewöhnlichen Scharfeinstellung des Präparates schaltet man 



