37,1. Metz: Apertometer für Trockensysteme und Ölimmersionen. 53 



[Aus den optischen Werken von E. Leitz, Wetzlar.] 



Apertometer für Trockensysteme und 

 Ölimmersionen. 



Von 



C. Metz 



in Wetzlar. 



Hierzu eine Textabbildung. 



Das Apertometer, das zur Bestimmung der Aperturen der 

 Trockensysteme und Ölimmersionen dient, ist gebildet aus einem 

 11 mm dicken Glaskörper, der sich darstellt als Segment eines kurzen 

 Glaszylinders. Die Oberfläche des auf der schmalen Zylinderfläche 



aufsitzenden Glaskörpers bilden zwei schiefe mattgeschliffene und 

 eine polierte horizontale Fläche , letztere ist versilbert und in ihrer 

 Mitte eine I'5 mm große Öffnung gelassen, in der ein Linienkreuz 

 angebracht ist. Das Glassegment wird von einer mit einem Fuß 

 versehenen Metallfassung getragen. Zwischen der polierten Zylinder- 

 fläche des Glases und der Metallfassung befindet sich die Teilung. 

 Sie ist berechnet mit Zugrundelegung der Brechung des Glases und 

 des Zedernöls, n = 1'516, und der 25 mm betragenden Höhe des 

 Glaskörpers. Auf einer Seitenfläche der Metallfassung sind zwei Tei- 



