37,1. Referate. 67 



das Ablaufen der Farblösiing. Nach 3 Minuten spüle man mit Wasser 

 gut ab und trockne das Präparat mit Fließpapier. Zur Gewinnung 

 eines klaren Bildes ist ein mögliebst dünner Blutausstrich erforderlich. 

 Die Technik ist so einfach, daß sie jeder Ungeübte sofort ausführen 

 kann. Die Färbung hat sich an Hunderten von Präparaten vorzüglich 

 bewährt. — 2) Der Brutschrank. Auch dieser ist von dem 

 Gefreiten Nussbaum hergestellt worden. Er besteht aus einem Ober- 

 teile, dem eigentlichen Brutschranke, und aus einem Unterteile, der 

 Heizvorrichtung, die aus zwei gleich großen Blechgefäßen umge- 

 arbeitet wurden. Im Oberteile ist ein zweites Blechgefäß zur Auf- 

 nahme der Brutobjekte eingelassen mit einem rings etwa 3 cm breiten 

 Spielräume. Zwischen beide wird vor Gebrauch durch eine im Holz- 

 reifen befindliche Öffnung Wasser (etwa 8 1) eingegossen. Das 

 Oberteil ist durch einen dicken Filzring gegen Abkühlung geschützt. 

 Das Unterteil hat eine größere Öffnung zum Einstellen der Heizlampe 

 und kann mit einer Schiebetüre aus Blech geschlossen werden, die 

 wiederum eine Öffnung mit zwei Blechschiebern hat, die wie die Türe 

 zur Regulierung des Luftzutrittes zur Lampe dienen. Zur weiteren 

 genauen Regulierung befinden sich am Deckel , der fest dem Unter- 

 teile aufsitzt, noch zwei seitliche Blechschieber. Der Deckel besteht 

 aus zwei halbmondförmigen Hälften mit 7 cm breitem Zwischenräume. 

 Ein Heizschutzblech verhindert die direkte Einwirkung der Lampen- 

 wärme auf den Boden des Oberteiles. Das Oberteil mit etwas hohlem 

 Boden kommt auf den Deckel, der mit vier aufgenagelten Holzkeilen 

 einerseits ein Verschieben des Oberteiles verhindert, anderseits zwischen 

 beiden einen abgeschlossenen Luftraum läßt, dessen Wärme durch 

 die seitlichen Schieber reguliert und konstant erhalten werden kann. 

 Als Heizlampe dient eine gewöhnliche Petroleumlampe , die wegen 

 der häufigen Transporte des Feldlazarettes einen Blechzylinder erhielt 

 mit seitlichem kleinem Fenster aus Marienglas zur Beobachtung der 

 Flamme. Dieser Brutschrank hat sich in über zweijährigem Gebrauche 

 vorzüglich bewährt, zeigte stets zuverlässig konstante Temperatur, 

 rußte nicht und hatte den weiteren wichtigen Vorzug, daß er innerhalb 

 24 Stunden nur ^/^ 1 Petroleum verbrauchte, während ein früher be- 

 nutzter Lautenschläger -Brutapparat in 24 Stunden etwa 1^/2 1 ver- 

 brauchte. Schiefferdeclcer {Bo?in). 



Hecht , W. , Das Graukeilphotometer imDienste der 

 Pflanzenkultur. Eine neue Methode zu kon- 

 tin u i e r 1 i c h e,n Messungen der L i c h t i n t e n s i t ä t 

 (Sitzungsber. Akad. d. Wiss. Wien, Math.-naturwiss. KI., 

 Abt. 2a, Bd. 127, 1918, H. 10, S. 2283—2345 m. 1 TU.). 

 Die zu Zwecken der verschiedensten Art — physiologischen, 

 photographischen u. a. — tauglichen Graukeile von Ed. Hkcht (her- 

 gestellt durch die photographische Industrie - Gesellschaft Herlango m. 



