104 Schmidt: Über die Untersuchung tierischer Hartsubstanzen. 37,2. 



Zeiten mikroskopischer Forschung ; aber daß eine sinngemäße 

 Anwendung des Opakilluminators auch auf zoologi- 

 sche Objekte möglich und vorteilhaft ist, soll im fol- 

 genden gezeigt werden. : — 



Wie die Objekte beschaffen sein müssen, deren Untersuchung mit 

 dem Opakilluminator Erfolg verspricht, ergibt sich am besten aus 

 einer Betrachtung der Wirkungsweise dieses Instrumentes 

 (in der Ausführung von E. Leitz in Wetzlar) die in manchen 

 Einzelheiten an die neueste Gebrauchsanweisung dazu^ an- 

 knüpft, auf die ich hinsichtlich weiter gehender Angaben verweise. 



Die Spiegelvorrichtung ist bei der meist gebrauchten Einrichtung 

 in einem Illuminatorgehäuse untergebracht, einem kurzen 

 Rohrstutzen , dessen oberes Ende dem Tubus angeschraubt wird ; 

 das untere trägt das Objektiv (vgl. Abb. 1); dieses wird gewöhnlich, da 

 hier ein Revolver nicht in Frage kommt, mittels Klammer (wie bei 

 mineralogischen Stativen üblich) befestigt. Das Gehäuse ist um 

 die optische Achse drehbar und birgt die Spiegeleinrichtung, 

 entweder ein total reflektierendes Priäma (vgl. Abb. 3) oder 

 ein reflektierendes dünnes Glas plättchen- beide können von 

 der Seite her durch Schieber eingesetzt und entfernt und um eine 

 Richtung senkrecht zur Mikroskopachse gedreht werden. Das Illumina- 

 torgehäuse trägt weiter ein horizontales Ansatzröhrchen mit Irisblende 

 (zum Eintritt des Lichtes), in das sich ferner eine in einen kleinen 

 Tubus gefaßte Beleuchtungslinse einschieben läßt. Diese Einrichtung 

 kann mit Tageslicht und künstlichem benutzt werden. Im ersten Falle 

 ist ein Beleuchtungsstativ mit Linse und zwei Spiegeln, 

 (vgl. Abb. 1), die dem schräg einfallenden Sonnenlicht horizontalen 

 Verlauf geben, unentbehrlich.^ Aber auch im letzten Falle (Liliput- 



i 

 ^) Gebrauchsanweisung zum Opakilluminator 1919. E. Leitz, Optische 

 Werke Wetzlar; vgl. ferner Druckschrift Nr. 46 B. 2. Teil der gleichen Firma: 

 Mikroskope für metallographische Untersuchungen und Messungen. 1919. 

 ^) Außerdem liefert Leitz noch eine andere kleine Beleuchtungsein- 

 richtung, um das Licht dem Vertikalüluminator zuzuführen; sie besteht 

 aus einem Spiegel und einem Reflexionsprisma und wird dem Ansatzröhr- 

 chen des Opakilluminators aufgesetzt. Sie ist vornehmlich für Tageslicht 

 bestimmt und besonders praktisch, wenn das abgenommene Oberteil des 

 Metallmikroskops großen Objekten aufgesetzt werden soll; denn in solchen 

 Fällen muß die Einrichtung zum Zuführen des Lichtes fest mit dem beweg- 

 lichen Mikroskop verbunden sein. Bei dem nur aus einem Oberteil be- 

 stehenden Werkstattmikroskop MS nach Stead wird ein Schwachstrom- 

 glühlämpchen als Lichtquelle in das Ansatzröhrchen eingeschoben. 



