106 Schmidt: Über die Uriteiauchiing tierischer Hartsubstanzen. 37,2. 



botene Notwendigkeit, nur die halbe Objektivöffnung zur Abbildung 

 zu gebrauchen, eine Verminderung oder Fälschung der Auflösung 

 der Objektstruktur herbeiführen kann. Der Lichtverlust, der beim Ge- 

 brauch des reflektierenden Glasplättchens gegenüber dem total reflek- 

 tierenden Prisma viel beträchtlicher ist, kann durch eine kräftige 

 Lichtquelle wettgemacht werden und daher empfiehlt sich, bei sehr 

 starker Vergrößerung (also bei hohen Ansprüchen an das 

 Auflösungsvermögen) und kontrastreichen Objekten das reflektie- 

 rende Blättchen zu gebrauchen, während das Prisma mehr 

 für mittlere Vergrößerungen in Frage kommt. 



Leitz liefert für den Gebrauch schwacher Objektive mit 

 großem Objektabstand einen Halter, der, mittels Schraube und 

 Klemmring am unter enObjektivende befestigt wird und ein unter 45® 

 geneigtes reflektierendes G lasplättch en, trägt, das sich 

 also zwischen Objektiv und Untersuchungsgegenstand befindet, aber in 

 ähnlicher Weise arbeitet wie das im Opakilluminatorgehäuse. In 

 einem solchen Falle wäre ja auch Beleuchtung durch eine Sammel- 

 linse (s. 0.) möglich ; doch liegt der Vorteil des kleinen Hilfsgeräts 

 darin, daß es einerseits das Licht annähernd senkrecht auf das 

 Objekt wirft und so eine sehr helle Beleuchtung und Abbildung er- 

 möglicht , anderseits darin , daß es die gegebene Apparatur für das 

 große Sehfeld schwächster Objektive, Achromate (1 und 2) und Mikro- 

 summare in einfachster Weise ergänzt. 



Um mit den genannten Einrichtungen gute Bilder zu erhalten, ist 

 für eine möglichst vollkommene Regelung der Beleuchtung zu 

 sorgen, damit die ihnen ihrem Wesen nach anhaftenden Unvollkommen- 

 heiten möglichst wenig zur Erscheinung kommen. Wie hinsichtlich 

 der Beleuchtung etwa das Dunkelfeld viel empfindlicher ist als das 

 Hellfeld bei durchfallendem Licht, das selbst bei groben Fehlern in 

 der Handhabung der Beleuchtung immer noch erträgliche Bilder 

 geben kann, so erfordert auch die Beobachtung mit dem Opak- 

 illuminator viel mehr Rücksichtnahme auf richtige 

 Zentrierung der Apparatur usw. Da das Licht bei allen 

 genannten Verfahren als horizontales Bündel der reflektierenden 

 Fläche zugeführt wird , diese aber am Tubus befestigt ist und so- 

 mit seine vertikalen Verschiebungen (etwa bei Betätigung der Zahn- 

 und Triebbewegung zur groben Einstellung) mitmacht, so ist es vor- 

 teilhafter, nachdem die Reflexionsfläche einmal zur Lichtquelle einge- 

 stellt ist, keine erhebliche Verschiebung des Tubus mehr vorzunehmen 

 und die grobe Einstellung (vor allem beim Wechsel verschieden dicker 



