37,2. Schmidt: Über die Untersuchung tierischer Hartsubstanzen. 107 



Objekte) durch Auf- und Abbewegen des Mikroskoptisches 

 herbeizuführen, die an den Spezalstativen für auffallendes Licht (z. B. 

 MO von Leitz) möglich ist (vgl. Abb. j.). Das Arbeiten mit einem 

 gewöhnlichen Stativ ist natürlich auch möglich , aber bei häufigem 

 Wechsel der Einstellung bzw. der Objekte etwas zeitraubend. Auch 

 reicht bei den gewöhnlichen Stativen die Zahn- und Triebbewegung 

 nicht aus, um den Tubus so hoch zu heben, daß größere Objekte 

 auf dem Tisch des Mikroskopes Platz finden. Man kann sich da 

 gelegentlich aushelfen, indem man das Objekt (nach Entfernung des 

 Beleuchtungsapparates) unter dem Tisch aufbaut und es durch die 

 Tischöffnung hindurch beobachtet. 



Im einzelnen ist folgendes bei der Handhabung der Appa- 

 ratur zu beachten. Beim Gebrauch des unter dem Objektiv be- 

 findlichen Blättchenhalters senke man den Tubus so weit, daß 

 der Halter fast dem Objekt aufsitzt, klemme das Beleuchtungsstativ 

 etwa 25 cm vom Tubus entfernt auf dem Grundbrett fest, schließe 

 seine Irisblende und bringe mittels des Justierzeigers am Filterträger 

 ihre Mitte mit der des reflektierenden Plättchens in gleiche Höhenlage. 

 Dann neigt man die Lampe so, daß der untere Planspiegel des 

 Beleuchtungsstativs vom Licht ganz erfüllt ist und drehe ihn derart, 

 daß die am oberen Spiegel reflektierten Lichtstrahlen auf das lUumi- 

 natorblättchen fallen. Darauf öffne man die Irisblende und senke 

 den Objekttisch, bis das Bild scharf erscheint. (Die Tubusführung 

 darf hierzu natürlich nicht benutzt werden, s. o.) Unregelmäßigkeiten 

 in der Beleuchtung beseitigt man durch Drehen und Neigen des 

 unteren Spiegels am Beleuchtungsstativ. Die Apertur der Beleuchtungs- 

 strahlen läßt sich mittels der Irisblende am Beleuchtungsstativ ab- 

 stufen. Um das Auge gegen zu grelle Beleuchtung zu sichern, 

 lege man dem Okular ein absorbierendes Schutzgläschen auf. 



Bei der Handhabung des eigentlichen Opakilluminators 

 (Reflexionsblättchen oder -prisma im Gehäuse, also über dem Ob- 

 jektiv) stelle man das Beleuchtungsstativ so auf dem Grundbrett auf, 

 daß seine Irisblende etwa 15 cm von der Tubusmitte entfernt ist. 

 Dann drehe man das Ansatzröhrchen des Illuminatorgehäuses der 

 Lichtquelle zu und richte in derselben Weise wie vorhin die Mitte 

 der geschlossenen Irisblende und des Ansatzröhrchens in gleicher 

 Höhenlage aus ; darauf öffne man die Irisblende halb, lege ein ab- 

 sorbierendes Schutzgläschen aufs Okular und lenke die Strahlen durch 

 Drehen des unteren Spiegels am Beleuchtungsstativ derart, daß sie 

 in- das Ansatzröhrchen eintreten. Nun nähere man mittels des Trieb- 



