HO Schmidt: Über die Untersuchung tierischer Hartsubstanzen. 37,2. 



des Beleuclitungsstativs vollzieht, ist in Abb. 3 zur Darstellung ge- 

 bracht (s. Erklärung bei der Abbildung). 



Beim Wechsel von Objektiven ist der Objekttisch zu 

 senken bzw. neu einzustellen , grobe Einstellung durch Tubusbewegung 

 zu vermeiden. Die Feineinstellung erfolgt in der üblichen 

 Weise mittels Mikrometerschraube, da die hierbei in Frage kommen- 

 den Vertikaländerungen des Tubus für die Justierung bedeutungs- 

 los sind. 



Für den Gebrauch des Vertikalilluminators sind aber weiterhin 

 noch folgende Punkte zu beobachten. Präparate mit Deckgläsern 

 geben sehr schlechte, oft ganz unbrauchbare Bilder, weil an der Ober- 

 fläche des Deckglases die Hauptmenge des auffallenden Lichtes re- 

 flektiert und dadurch das Bild stark verschleiert wird. Beim Gebrauch 

 von Immersionen fällt diese Beschränkung natürlich weg, da der 

 Weg von der P^rontlinse bis znt Oberfläche des Präparates (Einschluß 

 in ein geeignetes Medium vorausgesetzt) sich in einem optisch homo- 

 genen Medium vollzieht. Starke Trockensysteme sind aber be- 

 kanntlich für eine bestimmte Deckglasdicke korrigiert und erleiden da- 

 her eine erhebliche Einbuße ihrer sphärischen Korrektion, wenn sie ohne 

 solche benutzt werden. Deshalb sind mit dem Opakilluminator, bei 

 höheren Ansprüchen an die Bildgüte, Trockensysteme zu gebrauchen, 

 die für die Benutzung ohne Deckgläser korrigiert sind. 

 Solche Objektive werden für eine Tubuslänge von 215 mm korrigiert 

 und daher ist der Tubusauszug mit Revolver auf Teilstrich 167, 

 ohne Revolver auf Teilstrich 187 zu stellen. 



Weiter hat die Praxis gelehrt, daß es nicht gleichgültig ist, an 

 welcher Stelle oberhalb des Objekts die reflektierende Fläche 

 eingeschaltet wird; vielmehr ist der Erfolg um so besser, je näher 

 sie der obersten Linsenfläche des Systems liegt. Da 

 die letzte nun bei starken Systemen, die wie üblich für die Benutzung 

 am Revolver zusammen mit schwächeren durch längere Trichterstücke 

 abgeglichen sind, weit unter dem Ansatzgewinde und damit unter dem 

 Gehäuse des Opakilluminators sich befindet, so müssen solcheO b j e k t i v e 

 besonders „kurz" gefaßt werden. 



Schließlich ist noch die Lagerung und Ebenheit der be- 

 obachteten Fläche von recht großem Einfluß auf die Bildgüte, 

 wenigstens wenn man ein gleichmäßiges Bild durch das ganze 

 Gesichtsfeld hindurch beansprucht. Ungenügende Ebenheit des 

 Objektes bedingt ungleichmäßige Reflexion des Lichtes von verschiedenen 

 Steljen und damit die Unmöglichkeit eine optimale Stellung des 



