118 Schmidt: Über die Untersuchung tierischer Hartsubstanzen. 37,2. 



eingehender Untersuchung brauchbar sind, oder schließlich zur Prüfung 

 ausgedehnter Materialien auf bereits bekannte Strukturen. Der 

 Opakilluminator wird die Methode des Dünnschliffes in wertvoller 

 Weise dort ergänzen, wo aus irgendwelchen Gründen erwünscht 

 ist, während des Düunschleifens — und zwar bevor die zur Beobach- 

 tung im durchfallenden Licht nötige geringe Dicke des Objektes er- 

 reicht ist — die Schliffläche jederzeit mikroskopisch kontrollieren zu 

 können. Ja es sind schließlich Fälle denkbar, in denen der Opak- 

 illuminator allein in Frage kommt, so bei der Untersuchung sehr ajis- 

 gedehnter Flächen, die im Dünnschliff nicht hergestellt werden können, 

 oder bei bröckligen Objekten oder bei solchem Material, das an sich 

 fest, dessen Gestaltung (Durchlöcherung usw.) aber das Dünnschleifen 

 verbietet. Daß gewisse Strukturen , Hohlraumsysteme u. dgl. im 

 Opakilluminator äußerst kontrastreich hervortreten, läßt ihn auch für 

 mikrophotographische Zwecke sehr brauchbar erscheinen, 

 gegenüber Dünnschliffen, die im durchfallenden Licht manchmal recht 

 flaue Bilder geben. 



Wer, durch die vorstehenden Zeilen veranlaßt, Untersuchungen 

 tierischer Hartsubstanzen oder ähnlicher Objekte mit dem Opakillumi- 

 nator in Angriff nimmt, den 'möchte ich nochmals darauf hinweisen, 

 daß befriedigende Ergebnissei* nur bei einer sachgemäßen Anwendung der 

 Apparatur, insbesondere bei gewissenhafter Befolgung der an sich nicht 

 schwer einzuhaltenden Regeln für die Beleuchtung zu erzielen sind. 

 Ich habe die Überzeugung, daß auch in der Paläontologie und Mine- 

 ralogie^ mancherlei Objekte, die bisher allein an Dünnschliffen unter- 

 sucht wurden, eine Bearbeitung mittels des Opakilluminators zulassen 

 würden; die auf diesen Gebieten vielfach nötige Anwendung des 

 polarisierten Lichtes erlaubt er allerdings nur in unvollkommener Weise. 

 Ebenfalls auf dem Gebiete der Botanik scheinen nach Unterhaltungen, 

 die ich mit Fachleuten darüber führte, Verwendungsmöglichkeiten für 

 den Opakilluminator zu bestehen. 



Erklärung der Abbildungen auf Tafel III— V. 



Alle Abbildungen sind Mikrophotogramme der angeschliffe- 

 nen Objekte im auffallenden Lichte und im Laboratorium der 

 optischen Werke E. Leitz in Wetzlar hergestellt, und zwar: 



die Abbildungen 3 und 5 unter Benutzung des Reflexionsblätt- 

 chens im Halter unter dem Objektiv, 



^) Vgl. den inzwischen erschienenen Aufsatz von H. Schneiderhöhn 

 im Neuen Jahrb. f. Min., Gcol. u. Pal. Bd. 43, 1920. 



