122 Berek: Die Schärfentiefe des Mikroskops. 37,2. 



Die von J. Georgi für stärkere Trockensysteme (von etwa ^> 0*4 an) 

 und für Immersionssysteme abgeleiteten Daten der Fokustiefe sind 

 demnach unrichtig. Im übrigen verweise ich auf eine Bemerkung 

 E. Abbes in seinen gesammelten Abhandlungen, Bd. I, S. 267, wo 

 er von der Fokustiefe sagt: „Ihr Wert läßt sich für jeden einzelnen 

 Fall nach einer einfachen Formel berechnen, welcher zufolge er direkt 

 proportional ist dem Brechungsindex des Objektmediums, und umge- 

 kehrt proportional der numerischen Apertur des Objektivs sowie der 

 ersten Potenz der Vergrößerungsziffer." Dieser Satz deckt sich aber 

 inhaltlich vollkommen mit unserer Formel 4. Auch Herr J. Georgi 

 zitiert die betreffende Arbeit E. Abbes, ihm ist aber der Widerspruch 

 zwischen seiner Formel und E. Abbes Anschauungsweise nicht auf- 

 gefallen. 



Sehe ich von diesem Versehen, das nur die quantitative Seite 

 der Darstellungen des Herrn J. Georgi berührt, ab, so gebe ich zu 

 seinen qualitativen Auseinandersetzungen über die Bedeutung von 

 Objektiven geringer Apertur bei starker Teilvergrößerung für histo- 

 logische und zytologische Untersuchmungen meine volle Zustimmung, 



[Eingangen am 1. Februar 1920.] 



