37,2. Blunck: Quantitative Bestimmung physikal.-chem. Eigenschaften. 139 



Jenaer Spezialwärmeschutzglas hergestellt und event. noch mit einer 

 Asbest- oder Papphülle umkleidet, letztere dient auch zum Schutz bei 

 der Aufbewahrung. Die Kammer selbst hat zur Aufnahme der Kühl- 

 und Heizflüssigkeit ein Zuflußrohr Z und ein Abflußrohr A. Die 

 kleiue Kammer wird auf den Tisch eines Mikroskopes gestellt, so daß 

 die MittelöfFnung mit der Tischlochöffnung übereinstimmt. Die Kühl- 

 oder Heizflüssigkeit wird aus dem Gefäße G durch den Heber H 

 zugeführt. Die Zuflußröhren sind ebenfalls aus Wärmeisolierungsglas. 

 Bei Erwärmungen fließt zunächst nur langsam mäßig erwärmte Flüssig- 

 keit durch, je mehr aber aus dem Reservoir abfließt, um so schneller 

 erwärmt sich die zurückbleibende Flüssigkeit. Welcher Umspülungs- 

 stoff gewählt wird, hängt natürlich von der geforderten Natur ab; man 

 kann auch natürlich Dämpfe von siedenden Flüssigkeiten verwenden. 



Zur Ausführung einer solchen Bestimmung legt man das Präpa- 

 rat auf den kleinen Objektträger , der zweckmäßig aus Quarz, 

 da Glas leicht beschlägt, durchspült mit Heiz- oder Kühlflüssigkeit 

 und beobachtet im Mikroskop das Schmelzen oder Erstarren mit dem 

 rechten, das Thermometer mit dem linken Auge. Je nach der ge- 

 wünschten Genauigkeit der Messung macht man erst einen Vorversuch 

 mit dem Yi** Thermometer und wiederholt dann mit dem ^/j^ bis ^oo' 

 gradigen oder begnügt sich mit der bei dem als Vorversuch ermit- 

 telten Zahl. Das gemeinsame Beobachten von Thermometer und 

 Objekt ist sehr leicht, da beide Punkte in einer optischen Ebene 

 und fast am gleichen Platze liegen. Die Parallaxe ist bei den 

 feinen Qüecksilberfäden gering. Die Verfahren geben nach vielen 

 von mir ausgeführten Bestimmungen Resultate , die mit dem der 

 makroskopischen Beobachtungen übereinstimmen. 



Für höhere Temperaturen wird das Mikroskopobjektiv 4urch eine 



