140 Blunck: Quantitative Bestimmung physikal.-chem. Eigenschaften. 37,2. 



Schutzkappe geschützt ; eine solche stellt man sich selbst ans einem 

 Quarzdeckglas, welches durch einen ausgebohrten Kork oder mit einem 

 Stückchen Gumraischlauch befestigt ist, her. 



Seit langem ist ein Verfahren zur Messung des Brechungsex- 

 ponenten eines Körpers mit dem Mikroskop bekannt, aber wegen 

 einiger Mängel, die bestanden haben, nicht praktisch angewandt. Stellt 

 man das Mikroskop scharf auf ein Objekt ein und bringt dann eine 

 Planplatte von der Dicke d darüber, so wird man das Mikroskop dem 

 Auge eine Strecke a nähern müssen, um das Objekt wieder deutlich 

 zu sehen. Das Berechnungsverhältnis der Planplatte ist dann 



n — d 



d — a 



^ur Messung der Strecke a dient die Mikrometerschraube, die bei 

 modernen Instrumenten mit der BERGERSchen B,ewegung eine Ablesung 

 bis 0*001 mm gestattet. ZurMeösung von d dient eine besondere kleine 

 Kammer, die aus einem durchbohrten Stück Rauchglas, welches auf 

 einen Objektträger aufgekittet ist, hergestellt ist. Das Rauchglas hat 

 eine Stärke von etwa 1 bis 2 mm. Die durch Präzisionsinstrumente 

 ermittelte Dicke ist auf dem Objektträger eingraviert. Der Durch- 

 messer der Bohrung ist etwa 1 mm. Am Boden des Bohrrohres ist 

 ein -j- gerizt, auf welches man beim eingeklemmten Objektträger scharf 

 eingestellt. Hierauf wird ohne die Einstellung oder den Objektträger 

 zu verschieben, mittels einer Kapillarpipette die Röhre mit der zu 

 untersuchenden Flüssigkeit gefüllt und unter Beachtung, daß keine Luft- 

 bläschen bleiben, mit dem Deckglas bedeckt. Letzteresmuß vorher eben- 

 falls darauf gelegen haben, da dieser Index ja auch eine Rolle spielt. — 

 Nachdem das -f- wieder scharf eingestellt ist, wird die Differenz an der 

 Mikroschraube abgelesen und der Brecbungsindex nach obiger Formel 

 bestimmt. Zu berücksichtigen ist außerdem nocb der Index des Deck- 

 glases, den die Firma Zeiss bei Lieferung angibt. Für derartige 

 Messungen benutzt man mittelstarke Trockensysteme und ein mittleres 

 Okular bei voller zentraler Beleuchtung unter Einschaltung von Farb- 

 gläsern, um das Brechungsverhältnis für die verschiedenen Wellen- 

 längen zu bestimmen. 



[Eingegangen am 19. Juni 1920.] 



