Band 37. Heft 3. 



Methoden 



zur Prüfung der Lichtbrechung von Flüssigkeiten 



für homogene Immersion und Beschreibung einer 



Mikroskopierlampe für Natriumlicht. 



Von 

 Dr. A. Köhler 



in Jena. 



Hierzu sechzehn Textabbildungen. 



Für jeden, der mit homogenen Immersionen arbeitet, ist es 

 nützlich, wenn er in der Lage ist, die Immersionsflüssigkeit von Zeit 

 zu Zeit auf ihre Brechung und Dispersion zu prüfen. Gerade gegen- 

 wärtig scheint mir das Bedürfnis besonders vorzuliegen, da hie und 

 da Immersionsflüssigkeiten im Gebrauch sind, die zu wünschen übrig- 

 lassen. Das Abbe sehe Refraktometer bietet ein sehr bequemes und 

 zuverlässiges Mittel Yür solche Messungen, es steht aber leider nicht 

 jedem zur Verfügung. Da sind denn Verfahren am Platz, die ohne 

 kostspielige Nebenapparate mit jedem Mikroskop ausgeführt werden 

 können. 



Ein derartiges Kontrollverfahreu ermöglicht die Abbe sehe Test- 

 plätte. Ein geübter Beobachter kann mit Sicherheit jede Abweichung 

 des Brechungsexponenten und der Dispersion feststellen, die imstande 

 ist, die Leistung des Systems zu beeinträchtigen. Daß dieses Ver- 

 fahren kaum viel benutzt wird, liegt an verschiedenen Ursachen. 

 Zunächst ist eine gewisse Übung und Erfahrung im Gebrauch der 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 37, 3. 12 



