37,3. Köhler: Methoden /.. Prüfung tl. Lichtbrechung v. Flüssigkeiten. 199 



gesetztem Charakter, deren additive ISüschung die Farben liefert, die 

 unter den Namen der Christiansen sehen Farben bekannt sind. 



Damit die unter Umständen nur geringen Helligkeitskontrastc 

 deutlich sichtbar werden , hat man einige Vorsichtsmaßregeln zu be- 

 achten. Wir fanden oben-, daß die Apertur des Beleuchtungskegels, 

 wegen der Ablenkung des Kegels 2 bis ^ , etwas größer sein tnuß, 

 als die des Objektivs. Der Betrag dieses Überschusses scheint zu- 

 nächst gleichgültig zu sein , falls er nur groß genug ist. Man darf 

 ihn jedoch nicht allzu groß machen. Denn dann wird das Sehfeld 

 durch Licht verschleiert, das an den Linsen und deren Fassung usw. 

 reflektiert ist. Außerdem liefert dieser Überschuß einen gewissen 

 Betrag von Dunkelfeldbeleuchtung, der beugende Kanten, Risse, punkt- 

 förmige Objekte usw. im Präparat sichtbar macht, die ebenfalls stören 

 können. Man probiere daher bei feinen Messungen die Weite der 

 Blende aus. 



Auch kann es stören, wenn das Objekt bei dem stark schiefen 

 Licht, das scliließlich benutzt wird, Farbensäume oder Nebel an dem 

 Bild der Prismenkante zeigt. Solclie Fehler der Strahlenvereinigung 

 können unter Umständen auch bei Objektiven, die an sich gut sind, 

 eintreten, z. B. durch den Einfluß der Schicht der Einschlußflüssigkeit, 

 die zwischen Deckglas und Kante des Splitters liegt. Diese Gefahr 

 liegt besonders bei Arbeiten mit hoch brechenden Stoffen und Ob- 

 jektiven großer Apertur vor. Darum ist es ratsam, die Apertur 

 des Objektivs durch die erwähnten Blenden soweit herabzusetzen, 

 daß es gegen solche Einflüsse unempfindlich wird. Natürlich darf 

 man nicht soweit gehen , daß die Abbildung der zu beobachtenden 

 Einzelheiten infolge ungenügender Größe der Apertur in Frage ge- 

 stellt wird. 



Beachtet man alle Vorsichtsmaßregeln, so kann man recht hohe 

 Genauigkeit erzielen. Li einem Fall, bei der Untersuchung eines 

 Harzsplitters in einer Lösung von Zinkjodid in einem Gemisch von 

 Wasser und Glyzerin, die ich als Einschlußmittel für Messungen von 

 Harzen geeignet fand, hatte ich festgestellt, daß die Flüssigkeit einen 

 etwas zu hohen Brechungsexponenten besaß. Ich setzte den Brechungs- 

 exponenten durch Mischen mit einer gleichartigen, etwas schwächeren 

 Lösung zufällig gerade um eine Einheit der dritten Dezimale her- 

 ab : bei Natriumlicht konnte ich dann feststellen, daß der Brechungs- 

 exponent der Lösung nun schon zu niedrig war. 



