200 Kühler: Methoden z. Prüfung d. Lichtbrechung v. Flüssigkeiten. 37,3. 



Die Natriumlampe. 



Ich habe oben mehrfach Natriumlicht erwähnt. Eine sehr helle, 

 für mikroskopische Untersuchungen gut geeignete Natriumlarape läßt 

 sich leicht durch einige kleine Änderungen aus der Zeiss sehen 

 Mikroskopierglühlampe für Gaslicht (Abb. 15) herstellen^. Man , hat 

 nur das als Kollektor dienende Kochkölbchen 2 statt mit dem hell- 

 blauen Korrektionsfilter mit einer etwa Iprozentigen wässerigen Lösung 

 von Kaliumbichromat zu füllen, den Glühstrumpf wegzulassen und 

 den in Abb. 15 nicht sichtbaren, den Blechzylinder " tragenden Glas- 

 zylinder durch einen kürzeren zu ersetzen, der in Abb. 1(3 bei i^> 



15. 



dargestellt ist. An dem Reiterstift oberhalb der Säule 5 (Abb. 15) 

 klemmt man mittels der Schraube 9 (Abb. 16) einen Halter an, in 

 dem mittels der Schraube 8 (Abb. 16) ein U-Rohr eingeklemmt ist. 

 In dessen kürzerem Schenkel 7 (Abb. 16) befindet sich eine Rolle 6 

 aus Filtrierpapier (Abb. 16). Das U-Rohr wird bis dicht unter den 

 Rand des kurzen Schenkels mit einer Lösung von Natronsalpeter (1:5) 

 in Wasser gefüllt. Die Gasflamme , die frei aus dem Mundstück 5 

 (Abb. 16) des Brenners herausbrennt, wird mittels der Schraube 1-*, 

 die den Gaszufluß regelt, und des Hebels 3^ der die Luftzufuhr 

 ändert, so einreguliert, daß sie eben, ohne zu brausen, ruhig 



1) Zeiss, C, Mikroskope und mikroskopische Hilfsapparate, 35. Aus- 

 gabe, 1912/13, S. 107. 



