37, 3. Metzner : Methode d. Aperturbestimranng an Immersionsobjektiv. 205 



wähnten einfachen Apertometer : Objektiv mit Ililfsblende am unteren 

 Ende des Tubus) unter Benutzung eines Mikrometerokuhirs auf die 

 liintere Brennebene einsteilen. 



Damit ist unsere Methode völlig charakterisiert. In der Regel 

 wird man allerdings nicht die Halbmesser, sondern die Durchmesser 

 der Kreise messen. Beträgt z. B. der Gesamtdurchmesser 68 Teil- 

 striche, der der des hellen Kreises 52 Teilstriche, so ist die Aper- 



tur des Objektives ^jj = ^ = 1"31. Der dunkle Ring erschwert 



die Ablesung des äußeren Durclimessers. Im Interesse genauer Ab- 

 lesung gehe ich infolgedessen so vor : auf den Objekttisch des Mikro- 

 skopes wird ein Blatt bedrucktes Papier gelegt , darauf eine etwa 1 cm 

 dicke Spiegelglasscheibe (beliebiger Dimension, aber nicht unter 6 cm 

 Kantenlänge). Das Objektiv wird genähert und mit dei' Glasplatte 

 durch Wasser oder Öl verbunden. Eine Einstellung des Objektives auf 

 eine bestimmte Ebene ist nicht erforderlich. In der hinteren Brenn- 

 ebene erscheint nun das Bild der untergelegten Schrift, auf deren Rand- 

 partien mit dem Ililfsobjektiv bequem durch Verschieben des Tubus- 

 auszuges eingestellt werden kann. Der umgebende Kreisring er- 

 scheint durch das an der unteren Fläche der Glasplatte (A) reflektierte 

 Licht erhellt und spiegelartig glänzend, so daß die erforderlichen Ab- 

 lesungen leicht und sicher gemacht werden können. , Das Aussehen 

 des Gesichtsfeldes ist in der Textfigur bei M angedeutet worden. 

 Die Dicke der Glasplatte spielt ebenfalls keine wesentliche Rolle ; 

 dickere Platten sind nur deshalb vorteilhaft, weil bei ihnen das Bild 

 der Schrift der Unterlage genauer mit der hinteren Brennebene zu- 

 sammenfällt. Für ausreichende Beleuchtung der Platte samt Unter- 

 lage schräg von oben her ist natürlich Sorge zu tragen. — Ebenso 

 läßt sich die Apertur von Immersionskondensoren bestimmen. Wegen 

 der Größe der Linsen ist hier das Ililfsraikroskop entbehrlich und es 

 genügt, einen Millimetermaßstab direkt an die weit geöffnete Irisblende 

 anzulegen, die sich ja annähernd am Ort der hinteren, Brennebene 

 befindet. Nur muß man parallaktische Ablesungsfehler nach Möglich- 

 keit zu vermeiden suchen. 



[Eingegangen am 12. Juli lit20.] 



