37,3. Fürth: Mikrometrisch einstellbarer Anschlag f, Mikroskopstative.- 209 



Ein mikrometrisch einstellbarer Anschlag für 



Mikroskopstative. 



Von 

 Reinhold Fürth 



in Prag. 



Hierzu drei Textabbildungen. 



Die im folgenden beschriebene kleine Konstruktion die für die 

 speziellen experimentellen Zwecke des Verfassers hergestellt worden 

 war, hat sich im Verlaufe verschiedener Arbeiten mit dem Mikroskop 



1. 



so gut bewährt, daß es vielleicht nicht überflüssig erscheint, sie hier 

 näher zu beschreiben , da sie , wie mir scheint , von vielen Mikro- 

 skopikern mit Nutzen angewendet werden könnte. 



Die Vorrichtung ist für meine Zwecke speziell dem Zeiss- Stativ I 

 angepaßt worden, kann aber mit geringfügigen Änderungen an jedem 

 Stativ der gebräuchlichen Form verwendet werden. Sie ist in Abb. 1 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 37, 3. 14 



