210 Fürth: Mikrotuetrisch einstellbarer Anschlag f. Mikroskopstative. 37,3. 



im Seiteuriß und in Abb. 2 von oben gesehen dargestellt ; Abb. '.> 

 gibt eine photographische Reproduktion der ganzen Vorrichtung mit 

 dem benützten Mikroskop. 



Das Messingstück a der angegebenen Form ist mittels der drei 

 Sclirauben h an der oberen Platte k des äußeren Tubusrohres l des 

 Mikroskopes und an dem die Zahnstange tragenden Stück?« angebracht, 

 derart, daß es sich mit seiner konkaven Ausnehmung an den inneren 

 Tubus i ohne Reibung anlegt. Das andere Ende trägt die Ver- 

 stärkung b zur sicheren Führung der stählernen Stellschraube c mit 

 einer Ganghöhe von 0'5 mm , die sich in einem entsprechenden 



2. 



Muttergewinde in b resp. a drehen läßt. Das obere Ende trägt einen 

 Messingkopf, der im oberen Teil e randiert ist und nach unten zu in 

 die Scheibe d übergeht, deren Rand eine Teilung in 50 gleiche Teile 

 aufweist. Parallel zur Schraube steht die ebenfalls aus Messing her- 

 gestellte Skala /", die am unteren Ende rechtwinklig umgebogen und 

 vermittels zweier Schrauben g an dem Stück a befestigt ist. Die Skala 

 ist in 80 Teile von 0*5 mm Länge eingeteilt, so daß man au ihr "die 

 Umdrehungen der Schraube c ablesen kann und außerdem vermittels 

 der Trommelteilung d Bruchteile dieser Drehung, zu welchen Zwecke / 

 gleichzeitig als Zeiger dient. 



Beim Niederschrauben des Mikroskoptubus, sei es vermittels des 

 Grob- oder der Feinverstellung, schlägt in einer gewissen Tiefe das 



