276 Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 37,4. 



aus Kalkspat zu suchen, dabei aber die Nachteile gewöhnlicher Glas- 

 plattensätze zu vermeiden. Die Überlegungen führten zur Konstruktion 

 eines nur aus Glas bestehenden Prismas, das ich bereits 1915 kurz 

 beschrieb-^ und dessen Verwendungsmöglichkeiten ich im folgenden 

 etwas ausführlicher darstellen werde. 



Der Polarisator. 



Als Polarisator verwende ich bei der Projektion und Mikro- 

 photographie eine gewöhnliche Glasplattensäule aus 15 Platten im 

 Format 9 X 12 cm, die in einem passenden Kistchen untergebracht 



3. . 



Glasplattenpolarisator für Projektion. 



sind (vgl. Abb. 3), wenn ich mit Lichtquellen geringerer Intensität 

 (Gasglühlicht , Spiritusglühlicht) arbeiten will. Diese Anordnung hat 

 den Vorteil größter Lichtstärke, liefert aber auch nur ein unvoll- 

 kommen polarisiertes Lichtbündel. Wesentlich vollkommener, aber 

 etwas lichtschwächer ist eine zweite Vorrichtung, deren ich mich seit 

 längerer Zeit bediene und die, wie ich nachträglich sah, in den wesent- 

 lichen Teilen mit einer schon verschiedentlich benutzten Anordnung 

 übereinstimmt. Auch hier wird das polarisierte Licht durch Reflexion 

 an Glasoberflächen erzeugt, ist also praktisch homogen. Die besondere 

 Konstruktion meiner Vorrichtung war durch die Forderung bedingt, 

 daß man ohne Änderung der Einstellung von gewöhnlichem zu polari- 

 siertem Licht übergehen könne. Der Polarisator besteht aus einem 



^) Ein Folarisationsprisma aus Glas (Zeitschr. f. Feinmechanik Bd. 23, 

 1915, S. 163). 



