278 Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 37,4. 



an zwei am Deckel festgeschraubten Dreiecken ABC befestigt. Die 

 Strecke AB beträgt 20 cm, die Höhe CD 6*7 cm. Der Spiegel S^^ 

 ist ein gewöhnlicher Amalgamspiegel, S^ ein schwarzer Spiegel, der 

 zur Steigerung der Lichtausbeute mit 2 bis 3 sauberen dünnen Glasplat- 

 ten (abgewascheuen Trockenplatten) bedeckt werden kann. Die Spiegel 

 werden mit über den Rand gebogenen Kalikostreifen festgeklebt. Den 

 schwarzen Spiegel stellt man sich am besten selbst her, indem man 

 eine feine Mattscheibe mehrmals mit schwarzem Mattlack lackiert und 

 endlich mit schwarzem Naturpapier (von Plattenpackungen) hinterklebt. 

 Der horizontal liegende 7 X 9 cm große Spiegel S^ ist ebenfalls ein 



5. 



Grundplatte zum Spiegelpolarisator mit Spiegel und Spiegelträger. 



(Erklärung im Text.) 



Amalgamspiegel. Er ist mit einer Vorrichtung versehen, die es gestattet, 

 ihn nach allen Richtungen hin zu neigen^ sie dient zur Zentrierung 

 des Strahlenganges. Zu diesem Zweck ist der Spiegel zentriscb auf 

 einem dreistrahligen gleichschenkligen Stern aus 1 mm starkem Blech 

 (Messing oder Zinn) befestigt, dessen Form aus Abb. 5 ersichtlich ist^ 

 Die Schenkel sind (vom Mittelpunkt aus gerechnet) etwa 6'7 cm lang ; 

 die Unterstützungspunkte bzw. Schrauben finden sich in 6 cm Abstand 

 vom Mittelpunkt. Die Auflagepunkte sind mit a, b und c bezeichnet. 

 Der eine Schenkel bei a ist unterwärts mit einem stumpfen Instrument 

 angekörnt und sitzt auf einem in die Grundplatte eingetriebenen festen 



^) Zur Schonung des Spiegelbelages ist es auch hier empfehlenswert, 

 den Spiegel mit schwarzem Papier zu hinterkleben. 



