37,4. Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 279 



Dorn ; h und c sind durch feingäugige Schrauben in der Höhe verstell- 

 bar (vgl. Abb. 4 und 5). In die Grundplatte sind an diesen Stellen 

 kleine Metallplättchen mit angekörnten Vertiefungen als Lager ein- 

 gelassen (durch dünne Stiftchen befestigt). Um ein Abgleiten der 

 Sternarme zu verhüten, sind schmale Gummibandstreifen darübergelegt 

 und am Bodenbrett festgenagelt {d^ d^ d^ in Abb. 5). Um die Zentrier- 

 schrauben zugänglich zu macheu, wird eine Seitenwand unten mit einem 

 genügend großen Ausschnitt versehen, der durch ein Stück Schwarz- 

 blech lichtdicht verschlossen werden kann. — Das Scharnier des 

 Deckels ist auf der dem Objekt zugekehrten Seite des Polarisators an- 

 gebracht. Zu beiden Seiten des Deckels sind noch Kreissektoren 

 aus dünnem geschwärztem Blech befestigt, die bei gehobenem Deckel 

 störende Reflexe abhalten sollen. Ihre Form ist in Abb. 4 durch 

 Strichelung angedeutet. Sie reichen bis zum vorderen Rand der Stirn- 

 seiten (sind also länger als der Deckel selbst !) und sind so geformt, daß 

 sie bei geöffnetem Deckel — wenn S^ annähernd der optischen Achse 

 parallel steht — noch auf die Seitenwände in ganzer Länge etwa 5 mm 

 übergreifen. Der Deckel wird in dieser Lage dadurch fixiert, daß 

 ein dünner drehbarer Blechstreifen auf der Oberseite des vorderen 

 Stirnbrettes in den Schlitz E des einen Sektors eingreift (s. Abb. 4). 

 Die Befestigung der Kondensorlinsen dürfte kaum Schwierigkeiten 

 bereiten; die Wahl der Linsen soll erst bei der Schilderung der 

 einzelnen Versuchsanordnungen diskutiert werden, ebenso die einzelnen 

 Operationen beim Zentrieren des Strahlenganges. Schließlich dürfte 

 es sich noch als nützlich erweisen, an dem Apparat eine Vorrichtung 

 anzubringen, die es gestattet, ihn bequem auf der optischen Bank 

 anzubringen ; hierüber lassen sich aber nicht gut allgemeine Angaben 

 machen. Ich selbst baue mit Vorliebe die Versuchsanordnungen mit 

 Hilfe von Teilen des Bunsenstativs auf und habe den Polarisator 

 dementsprechend mit einem kurzen Stiel versehend 



Das Analysatorprisma. 



Dieses Prisma stellt eine Glasplattensäule in etwas verkappter 

 Form dar. Es besteht aus zwei prismatischen Glaskörpern, zwischen 



1) In diesem Fall, wenn die untere Seite des Polarisators frei zugäng- 

 lich ist, können die Regulierschrauben h und c auch so angebracht werden, 

 daß die Sehraubenköpfe sich außen unter dem Grundbrett befinden. Die 

 Sternarme werden dann genau so wie bei a nur angekörnt. Dies hat den 

 Vorteil, daß eine seitliche Öffnung des Gehäuses vermieden wird. 



