37,4. Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 281 



gefügt^. Ihre Breite ist gleich der Quadratseite des Prismas ; ihre 

 Länge — die Strecke CD — läßt sich leicht bestimmen : 



'' — oder auch L — 



sm « n 



wobei a die Quadratseite des Prismas bezeichnet. Die Seitenflächen 

 der Prismen werden mattiert und geschwärzt. Das Ganze wird sorg- 

 fältig mit Papier verklebt und in eine runde, drehbare Metallhülse 

 eingefügt. 



Als Material für die Glasplatten eigneten sich bei mittleren Dimen- 

 sionen (15 bis 25 mm Kantenlänge) wiederum sorgfältig ausgewählte 

 Deckgläschen. Ihre Oberflächen sind so beschaffen, daß ich Verzer- 

 rungen oder sonstige Nachteile nicht beobachten konnte. Bei größeren 

 Prismen empfiehlt es sich dann , dünne Glasplatten aus Spiegelglas 

 (etwa 0*8 bis 1 mm stark) anzuwenden. Die Gesamthöhe des Prismas 

 beträgt nur etwa */g der Grundkante. 



Als Vorteile der beschriebenen Konstruktion fasse ich es auf, 

 daß es möglich ist, unter Vermeidung des teuren Kalkspates fast 

 beliebige Dimensionen zu wählen bei größter Lichtstärke und praktisch 

 nicht beeinflußter Bildqualität. Andrerseits ist aber die Verwendbarkeit 

 dadurch beschränkt , daß — wie bei allen im durchfallenden Licht 

 benutzten Glasplattensätzen — nur partielle Polarisation stattfindet, 

 also bei gekreuzten Schwiugungsebenen keine absolute Dunkelheit des 

 Gesichtsfeldes erreicht wird. Das aber ist ein Punkt, der gerade bei 

 der objektiven Projektion nicht ins Gewicht fällt, wie die Erfahrung 

 gezeigt hat, übrigens auch bei subjektiver Beobachtung (wenn man das 

 Prisma als Analysator benutzt) nicht stört. — Der Gesichtswinkel des 

 Primas ist naturgemäß verhältnismäßig klein ; er beträgt nach meinen 

 Messungen etwa 10^ und wir müssen deshalb den Analysator möglichst 

 so in den Strahlengang bringen, daß er von nur wenig geneigten 

 Lichtstrahlen durchsetzt wird. — Für die meisten Aufgaben genügt 



^) Es ist natürlich darauf zu achten, daß das Glas der- Prismen und 

 der zwischenliegenden Platten möglichst gleiche Brechungsexponenten haben, 

 am besten aus der gleichen Glassorte hergestellt sind. Die Genauigkeit 

 des Winkels der Prismen spielt übrigens hier keine so große Rolle wie 

 bei der Polarisation durch Reflexion, weil hier im Gegensatz zu den Ver- 

 hältnissen im reflektierten Licht bei dem „Polarisationswinkel" kein Maximum 

 der Wirkung besteht. Bei 20 Glasplatten beträgt das Verhältnis der Inten- 

 sitäten in den beiden senkrecht zueinander stehenden Hauptebenen 0-73 ^<^ 

 = 0-0015, ist alse völlig befriedigend. (Vgl. Drude, Lehrbuch der Optik 

 1912, S. 272.) 



