282 Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 37,4. 



es, ein Prisma von 20 mm Grunclkantenlänge zu benutzen (Höhe etwa 

 24 mm); meine Versuche sind sämtlich mit einem solchen angestellt 

 worden. 



Projektion im parallelen polarisierten LicM. 



Bei der Projektion im polarisierten Licht sind größere Lichtverluste 

 unvermeidlich ; schon im Polarisator gehen mindestens 50 ^/^ der 

 eingestrahlten Lichtmenge verloren , und weitere Verluste entstehen 

 beim Durchgang durch Kondensorlinsen, Kühlkammer, Objektiv und 

 Analysator , die mindestens auf 40 bis 50 ^/q veranschlagt werden 

 müssen, so daß 'nur etwa 25 bis 30 ^Jq des Lichtes bei der Bild- 

 erzeugung ausgenutzt werden. Es muß deshalb die größte Lichtökono- 

 mie angestrebt werden und der Strahlengang möglichst den theoretischen 

 Forderungen genügen. Als Richtlinien können uns dabei die von 

 Köhler^ aufgestellten Grundsätze der Beleuchtung dienen. Dann aber 

 erweist es sich als zweckmäßig, die Demonstration von Übersichts- 

 präparaten bei schwachen und die Projektion von mikroskopischen 

 Präparaten bei starken Vergrößerungen gesondert zu besprechen. Als 

 Lichtquelle kommt in allen Fällen eigentlich nur Bogenlicht in Frage ; 

 recht geeignet sind die kleinen mit etwa 5 Amp. brennenden Liliput- 

 bogenlampen ■ der meisten optischen Firmen. Ich werde im folgenden 

 nur eine solche als Lichtquelle voraussetzen. Für Mikrophotographie 

 und Projektion auf ganz kurze Entfernungen (unter Benutzung einer 

 Mattscheibe oder eines Pauspapierschirmes zum Auffangen des Bildes) 

 kann unter Umständen auch Gasglühlicht mit Vorteil Verwendung 

 finden; meist empfiehlt es sich dann, eine Glasplattensäule im durch- 

 fallenden Licht als PoLarisator anzuwenden. 



Projektion größerer Objekte. 



Die Anordnung der einzelnen Teile ist in Abb. 7 schematisch 

 wiedergegeben. Der Krater der Lampe wird so eingestellt, daß die 

 Strahlen den Polarisator parallel durchsetzen"; sie werden von der 



^) Köhler , A. , Ein neues Beleuchtungsverfahren für mikrophoto- 

 grapbische Zwecke (Diese Zeitschr. Bd. 10, 1893, S. 433). 



-) Ist an der Bogenlampe selbst schon eine Kondensorlinse angebracht, 

 so wird sie allein benutzt und die Linse C^ fortgelassen. 



