37,4. Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 283 



Kondensorliuse C^ wieder konvergent gemacht und vereinigen sich zu 

 einem Bilde des glühenden Kraters in dem projizierenden Objektiv. 

 Das Objekt befindet sich in P an einem senkrechten Objekttisch. Das 

 Ganze muß sorgfältig zentriert werden und die Lage des Kraterbildes 

 bei B darf sich nicht ändern, wenn der Deckel des Polarisators hoch- 

 geklappt wird. Um das zu erreichen, wird die Zentrierung erst bei 

 hochgeklapptem Deckel vorgenommen. Dann wird das Objektiv soweit 

 zurückgeschraubt, daß das Kraterbild auf der Mitte der Frontlinse er- 

 scheint. Zur genaueren Einstellung bediene ich mich eines runden 

 Blechplättchens, das mit einem passenden Ring auf das Objektiv auf- 

 gesetzt wird. Es ist weiß lackiert und trägt ein schwarzes Strich- 

 kreuz , auf dessen Schnittpunkt der Krater abgebildet wird. Wenn 

 man hierauf den Deckel des Polarisators senkt, wird das Bild im 

 allgemeinen eine mehr oder weniger große Ablenkung erfahren. Durch 



i D B A 



Versuchsanordnung bei der Projektion größerer Objekte 

 bei schwachen Vergrößerungen. 



entsprechende Drehung der Schrauben h und c (vgl. Abb. 5) läßt 

 sich nunmehr erreichen, daß das Bild des Kraters wiederum auf 

 den Schnittpunkt des Richtkreuzes fällt. Ist das Bild jetzt un- 

 scharf, so sind die Strahlen innerhalb des Polarisators nicht pa- 

 rallel und mau muß die Stellung der Lampe korrigieren ; geringere 

 Abweichungen sind belanglos. Kleine Diflferenzen treten übrigens 

 auch durch den Abbrand der Kohlen auf. — Die Brennweite der 

 Kondensoflinse C^ muß stets größer sein als die des projizierenden 

 Objektivs ; am günstigsten schienen mir Linsen von 6- bis 8 cm Brenn- 

 weite in Verbindung mit Objektiven von 3 bis 5 cm Brennweite. Es 

 wird zunächst das Objektiv in der Stellung belassen, daß das Krater- 

 bild in seinem Innern liegt und durch Verschiebung des Präparattisches 

 die grobe Einstellung bewirkt, darauf erst erfolgt die Feineinstellung 

 durch den Trieb des Objektivs. Der Analysator A wird so weit wie 

 möglich dem Objektiv genähert, seine Fassung wird mit einem größeren 

 Pappschirm versehen, der alles schädliche Nebenlicht abhalten soll. 



