286 Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 37,4. 



Analysatorprisma kommt dicht an das Ende des Tubus zu stehen. 

 Im allgemeinen erlebt man bei dieser Art der Projektion wegen der 

 starken Lichtverluste keine rechte Freude, und ich ziehe es vor, eine 

 besondere Versuchsanordnung anzuwenden (vgl. Abb. 9). Die Koudensor- 

 linse C^ des Polarisators wird entfernt; davor werden zwei Mikroskop- 

 kondensoren (mögUchst Immersionskondensoren) K^ und K^ in passenden 

 Schiebhülsen miteinander zugekehrten Frontlinsen aufgestellt. Die Ob- 

 jekte werden zwischen beide eingeführt und an einem vertikalen tisch- 

 ähnlichen Halter festgeklemmt. Die hintere Brennebene des zweiten 

 Kondensors wird durch ein möglichst lichtstarkes Objektiv geringer 

 Brennweite (Kinoobjektiv !) B auf den Schirm projiziert. Das Analysator- 

 prisma A erhält seinen Platz wiederum direkt hinter dem projizierenden 

 Objektiv. Durch Verschieben der Kondensoren in den Schiebhülsen 

 liann man es dann sehr leicht erreichen, daß ein völlig gleichmäßig 



9. 



Versuchsanordnung zur Projektion von Achsenbildern (schematisch). 



erleuchtetes Gesichtsfeld resultiert, in dein nach Einschalten des Polari- 

 sators (= Senken des Deckels) sich die Achsenbilder in ihrem schönsten 

 Glanz zeigen. — Die ganze Versuchsanordnung kann auch ohne optische 

 Bank in einwandfreier Weise aus Teilen des Bunsenstativs aufgebaut 

 werden. Die Schiebhülsen für Kondensoren, Objektive usw. sind aus 

 Messing- oder aus Zinkblechstreifen leicht herzustellen und werden mit 

 angelöteten Stielen versehen (Eisenstäbe müssen vor dem Anlöten erst 

 verkupfert werden !). Um die Zentrierung der einzelnen Teile zu er- 

 leichtern, richtet man es so ein, daß die Verlängerung aller Stiele 

 durch die optische Achse geht und daß sie beim Aufbau senkrecht 

 stehen. — Will man von der Projektion im parallelen Licht rasch 

 zu der im konvergenten übergehen, so läßt sich bei günstiger Mikro- 

 skopkonstruktion auch folgende Zusammenstellung benutzen. Mikroskop 

 und Kondensor bleiben in ihrer Lage, nur die Linse C^ am Polarisator 

 wird entfernt. Der zweite , das Achsenbild liefernde Kondensor be- 

 findet sich in einer Schiebhülse und wird von einem besonderen seit- 



