XXIII, 4. Schneide r-Kunzl: Spinnfasern im Ultramikroskope. 395 



Infolge dieser Nachteile, außerdem aber auch weil der Befund 

 bei dieser Untersuchungsart bei vielen Farbstoffen zu einfach war, 

 untersuchten wir später die Fasern trocken. An den hochstellbareu 

 Ubjekttisch No. 26 des Zcissschen Preisverzeichnisses M. 163, bei 

 dem wohl für unsere Zwecke ein etwas größerer Spielraum in der 

 Auf- und Abbewegung zu wünschen wäre, wurden Klemmen in Form 

 von Reißfedern mit quer abgeschliffenen Spitzen befestigt, in den- 

 selben ein Garn geklemmt und am freien Ende zerfasert. Da das 

 für die bisherigen Arbeiten verwendete Trockenobjektiv C für die 

 Betrachtung im Wasser und unter Deckglas konstruiert ist, so zeigten 

 sich sehr starke Zerstreuungserscheinungen , wir blieben jedoch bei 

 dieser Beobachtungsweise, weil das Bild belehrender war. 



Das Bild, welches durch Reflexion an der Faser, durch Refraktion 

 und Durchgang in derselben, durch Diffraktion zwischen Punkten des 

 Faserstoffes, des Farbstoffes und fremder Körper und endlich durch 

 den mit Aberrationen behafteten Durchgang durch Linsen zustande 

 kommt, sieht wohl sehr bunt aus und es können fast immer alle 

 Regenbogenfarben zugleich gesehen werden ; durch die systematische 

 Beobachtung und Anwendung von Hilfsapparaten kann es jedoch 

 vereinfacht und als gesetzmäßiges Resultat erkannt werden. 



Die erste Aufgabe bei der Faserprüfung ist, die Garne so fein 

 zu zerfasern und von den Fasern so wenig in die Klemme zu geben, 

 daß im Sehfelde nur eine Faser erscheint, da sonst das Licht von 

 einer Faser auf die andere reflektiert wird und das Sehfeld nicht 

 schwarz, sondern licht und farbig erscheint. Die Zentrierung des 

 Apparates können wir mit Hilfe des beigegebenen Saphiringlas- 

 präparates vornehmen und an den Sammellinsen vor und hinter dem 

 Spalte, die wir zu diesem Zwecke auch mit weißem Papier verdecken 

 können, werden wir sehen, ob das Licht noch zentral geht; sobald 

 die Lampe am Schilde der ersten Sammellinse exzentrische Kreise 

 bildet, müssen die Kohlenstifte richtig gestellt oder erneuert werden. 

 Vergessen wir dieses und kommen in das Mikroskop Randstrahlen 

 des Beleuchtungskegels , so ermahnt uns zur Zentrierung das gelbe 

 oder blaue Licht an den Stellen, die sonst weiß sind. Unsere Be- 

 obachtungen sind meistens mit ZEissschem Objektiv C und Kompen- 

 sationsokular 18 ausgeführt worden; zur Information haben wir die 

 Bilder auch mit denjenigen bei Objektiv E und einem aus einer ein- 

 fachen plankonvexen Sammellinse bestehenden Objektiv verglichen 

 und die Faser bei der Beobachtung so bewegt, daß sich das Bild 

 quer über das Sehfeld bewegte. Das Bild zeigt Punkte, Punktreihen 



26* 



