XXIII, 4. Mcncl: Ein neues Alkoholometer für Präparationszwecke. 42o 



Über ein neues praktisches Alkoholometer 

 für Präparationszwecke. 



Von 



Dr. Em. Mencl 



in Prag. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Im folgenden will ich auf ein kleines Hilfsmittel aufmerksam 

 machen, welches bisher zwar niclit in den Handel eingeführt ist, 

 sondern erst — soweit mir bekannt ist — in zwei Exemplaren einzeln 

 verfertigt worden ist, das aber durch seinen niedrigen Preis und 

 praktische Anwendbarkeit eine ziemlich weite Verbreitung tinden 

 möchte. 



Vor einiger Zeit ist mir zur Aufgabe geworden, einen durch eine 

 Operation entfernten menschliclien Bulbus in toto zu fixieren und 

 entwässern, wobei es sich hauptsächlich darum handelte, der bei 

 diesem Objekte so leicht vorkommenden Zusammenschrumpfung des 

 Glaskörpers und dem damit Hand in Hand gehenden Abreißen der 

 Retina und anderer Organe vorzubeugen. Da man das Auge wäh- 

 rejid der Fixierung imd darauf folgender Präparation nicht öffnen 

 durfte , mußte man recht behutsam vorgehen. Ich habe also das 

 Auge mittels eines Platinhäkchens in einer beträchtlicheren Menge 

 der Tellyesnitzki sehen Flüssigkeit, die von Zeit zu Zeit öfters er- 

 neuert wurde , hängen lassen , um es dann etwa nach einer Woche 

 in einer Sprozentigen Bichromatlösung (wieder hängend) auf etwa 

 1-i Tage aufzubewahren. 



Noch vorsichtiger muß man natürlich bei der Entwässerung 

 vorgehen. Ich habe nach dem gründlichen Auswaschen des Ob- 

 jektes dasselbe gleich in löprozentigen Alkohol (wie üblich) über- 

 tragen und in das Gefäß einen Dialysator mit absolutem Alkohol 

 eingesetzt. Es handelte sich nun um eine möglichst rasche und 

 bequeme Beurteilung des Konzentrationsgrads von Alkohol, in welchem 

 sich das Auge befand. 



