XXIII, -1. Linderaann: Ein neuer Apparat für Injektionszwecke. 427 



6) Möglichkeit , auch wenig gut ausgetrocknete Präparate zu 

 untersuchen, was bei sehr großen Deckgläsern nicht immer 

 stattfinden konnte. 



Arbeitet man mit sehr langen, schmalen Objektträgern, so ist 

 es oft nötig, die Fläche des Mikroskoptisches an einer Seite breiter 

 zu machen. Auch dann ist die beschriebene Glasplatte mit Vorteil 

 zu verwenden, nur wird es nötig sein, ihre untere Fläche nicht matt 

 geschliffen zu haben, damit die Lichtstrahlen an jeder Stelle durch- 

 passieren können. Selbst solche blank polierten Glasplatten haften 

 infolge der Kapillarattraktiou zur Genüge. Der oben beschriebene 

 Objekttisch wird von der Glasschleiferei F. Hellige & Co. , Frei- 

 burg im Breisgau, angefertigt. 



[Eingegangen am 30. September 1906.] 



[Aus der experimentell- pathologischen Abteilung des bakteriologischen 



Instituts in Kiew (Rußland).] 



Ein neuer Apparat für Injektionszwecke. 



Von 

 Prof. Dr. W. Lindeinann. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Wie bekannt, ist es für verschiedene Zwecke, wmc während der 

 morphologischen so auch während der phj^siologischen Untersuchungen, 

 wichtig, den Injektionsdruck möglichst konstant zu' erhalten, wozu 

 auch schon zahlreiche Vorrichtungen vorgeschlagen sind. Die sämt- 

 lichen vorgeschlagenen Apparate erreichen aber, so viel mir bekannt, 

 diesen Zweck nur annähernd, und wenn auch für die meisten Auf- 

 gaben die dabei stattfindenden Druckschwankungen irrelevant sind, 

 so machen dieselben dennoch für einige spezielle Untersuchungen 

 diese Vorrichtungen vollständig unbrauchbar. 



Da ich während meiner Untersuchungen über die Vascularisation 

 der Niere und die in dem Nierengefäßsystem herrschenden Druck- 



28* 



