XXT1I,4. Lindoniann: Ein neuer Apparat für Injektionszwecke. |i>9 



meter übergeht, der andere durcli einen dickwandigen Gummisclilaucli 

 mit einem Trichter (B) verbunden ist. Das Ganze ist an einem 

 Holzg-estell senkrecht befestigt. Neben dem senkrechten Teile des 

 Gestelles ist eine eiserne Stange befestigt, auf der ein Ring, welcher 

 den Trichter hält, in beliebiger Höhe fixiert werden kann. Das 

 Ganze wird mit Quecksilber gefüllt , welches bei geschlossenen 

 Hähnen in die Pipette nur so lange vordringen kann, bis der Druck 

 in derselben den durch den Trichterstand bestimmten Druck erreicht, 

 welcher an der Manometerskala direkt ablesbar ist. Um diesen 

 Druck auch bei langsamem AbÜusse aus dem Trichter konstant zu 

 erhalten, ist in denselben ein kugelförmiges Niveaugefäß mit dem 

 Halse versenkt, dessen Einrichtung einen ruhigen und gleichmäßigen 

 Zufluß erlaubt. Dies Gefäß wird auch mit Quecksilber gefüllt, 

 welches, wie begreiflich, aus demselben nur in dem Augenblicke 

 abfließen kann, wenn der Rand des Halses frei wird und eine Luft- 

 blase in das Gefäß eintreten kann. Die Einrichtung des Niveau- 

 gefäßes besteht darin, daß der Hals in eine bis zu der entgegen- 

 gesetzten Wand der Kugel reichende Röhre übergeht, in die inwendig 

 eine andere engere Röhre eingeschmolzen ist, welche durch eine 

 seitliche Öftnung in den unteren Teil der Glaskugel mündet. Durch 

 das Eintreten der Luftblasen in das Niveaugefäß werden pulsatorische 

 Druckschwankungen verursacht, die für manchen Zweck sehr nützlich 

 sind, da sie die Verhältnisse denjenigen möglichst nahe bringen, 

 welche im Gefäßsystem des lebenden Tieres in der Tat sich finden. 

 Falls man aber diese Schwankungen vermeiden will, so braucht man 

 nur die Pipette als Luftbehälter zu benutzen und durch einen 

 Gummischlauch mit einer die Injektionsflüssigkeit enthaltenden Spritz- 

 flasche zu verbinden. Die Elastizität der Luft kompensiert dabei 

 diese Oszillationen vollständig. Das dabei aus der Innenröhre (p) 

 herausfließende Quecksilber sammelt sich in dem unteren Teile der 

 Pipette Ä. Dieses Ansammeln ist aber für den in dem Innenraume 

 herrschenden Druck vollständig belanglos, da derselbe von dem 

 Stande des Quecksilbers in der Pipette unabhängig ist, und aus- 

 schließlich durch die Höhe bestimmt wird, auf welcher das Queck- 

 silberniveau im Trichter B über dem Nullpunkte steht. Der Null- 

 punkt ist aber, wie begreiflich, durch den Stand der Öffnung der 

 Röhre j? als konstant gegeben. Der Hahn m dient dazu, um das 

 während des Gebrauches in der Pipette Ä sich ansammelnde Queck- 

 silber aus derselben herauslassen zu können. 



Die Vorrichtung erlaubt den Injektiousdruck von bis 500 mm Hg 



