XXIII, 4. Metz: VervoUkomiummgen d. Leitzschen Mikroskop-Stative. 433 



des Oberteils iind des Tubiisträgers entlastet und hierdurch ein 

 feinerer Bau der Mikrometereinrichtung ermöglicht. 



Figur 2 gibt einen vertikalen Schnitt durch den Mechanismus 

 dieser Mikrometerbewegung. Der wesentlichste Teil dieser Einrich- 

 tung, auf dem das eigenartige Bewegungsprinzip beruht, ist das 

 herzförmige Stück /", das aus zwei gleiclien symmetrisch angeordneten 

 Teilen einer Spirale sich zusammensetzt. Die Spiralen sind die der 

 einfachsten Art , bei welchen der Abstand der Peripherie von dem 

 Drehungsraittelpunkt bei gleichen Drehungswinkeln gleichmäßig wächst. 

 Dieser Peripherieabstand differiert um 3 mm. Das herzförmige Stück 

 ist auf einem Zahnrad d so befestigt, daß sein Drehungszentrum mit 

 dem des Zahnrads zusammenfällt. In das Zahnrad greift eine Schraube 

 ohne Ende «, deren Antrieb durcli die beiden Knöpfe zur Seite der 

 Säule erfolgt. Eine Feder b übt einen steten Druck auf Schrauben- 

 welle und Zahnrad, so daß ein toter Gang auch beim Wechsel der 

 Drehungsrichtung nicht eintreten kann. Das Steigen und Fallen der 

 Spirale überträgt sich durch die Kolle y auf den Träger Ä:, der mit dem 

 Schlitten fest verbunden diese Bewegung dem Tubus mitteilt. Für 

 die stete Berührung der Rolle und der Spirale sorgt das eigene 

 Gewicht des Tubus und die über der Rolle befindliche Feder, welche 

 erstere abwärts drückt. Um die Rolle und somit auch den Tubus 

 um .3 mm zu heben, muß das Zahnrad eine halbe Umdrehung be- 

 schreiben, so daß die Spirale unter der Rolle sich von der Kerbe 

 bis zur Spitze gedreht hat. Das Zahnrad , welches 60 Zähne hat, 

 muß also um 30 Zähne gedreht werden: es bringt demnach die 

 Bewegung des Zahnrads um eine Zahnbreite eine Tubusverschiebung 

 von y% = 0-1 mm hervor. Um diese Drehung des Zahnrads um 

 einen Zahn zu erreichen, muß die Triebwelle a und der Trieb- 

 knopf eine volle Umdrehung machen. Die mit der Welle ver- 

 bundene Trommel ;• ist in 100 Teile geteilt. Die Umdrehung der 

 Trommel um einen Teilstrich bedeutet also eine Tubusbewegung 

 von 0-1: 100 = O'OOl mm. 



Außer dem zarten Gang und der feinen Bewegung, welche mit 

 dieser Mikrometerschraube erreicht worden sind, bietet dieselbe noch 

 folgende Vorteile. Durch die Verbindung zweier Spiralen zu dem 

 geschlossenen herzförmigen Stück findet ein endloses Spielen der 

 Mikrometerbewegung statt, indem die steigende Bewegung nach dem 

 Durchlaufen der einen Spirale zur fallenden Bewegung übergeht, 

 wenn die zweite Spirale mit der Rolle in Berührung tritt und um- 

 gekehrt. Der Bewegung bietet sich nach keiner Seite ein Halt und 



