436 Metz: Vervollkommnungen d. Leitzschen Mikroskop-Stative. XXIII, 4. 



welche zu diesem Ziel führt, für ihn gleichgültig ist. Legt jemand 

 aber bei ganz speziellen Arbeiten, die vorkommen können, z. B. bei 

 körperlicher Durchsuchung des Präparates, Gewicht darauf, daß 

 gleichen Drehungsrichtungen der groben und feinen Einstellung gleich- 

 gerichtete Bewegungen des Tubus entsprechen, so kann er sich mit 

 Hilfe zweier fester Marken auf dem Tubusträger und einer beweg- 

 lichen Marke auf dem Schlitten jederzeit über den Gang der Schraube 

 unterrichten. Maclit man eine Reihe von Umdrehungen in dem- 

 selben Sinn mit der Mikrometerschraube, so gibt die ab- oder auf- 

 steigende Marke des Schlittens die Bewegungsrichtung kund. Stimmt 

 dieselbe nicht mit der Richtung der groben Einstellung, so dreht 

 man so lange in derselben Richtung, bis der gewünschte Gang der 

 Bewegung eintritt ; stellt man die bewegliche Marke in die Mitte 

 der beiden festen Marken , so wird es lange Zeit dauern , bis sich 

 die Bewegungsrichtung ändert, denn es stehen von Marke zu Marke 

 30 volle Umdrehungen der Trommel zur Verfügung, bis man die 

 Grenze der Umkehrung der Mikrometerbewegung erreicht. 



Aus der Einführung dieser Mikrometerschraube und ihrer Ver- 

 legung an die Vorderseite der Säule hat sich noch der folgende 

 Vorteil für den Bau der neuen Stative ziehen lassen. 



Die ältere Mikrometerschraube bedarf nämlich der geraden 

 Säule des Oberteils ; in ihr ist bekanntlich die Mikrometerschraube 

 angebracht und ihre sichere Wirkung ist hauptsächlich mit bedingt 

 durch die lange Gleitfläche des Prismas in dem Hohlraum der Säule. 

 Diese gerade Säule ist für die äußere Form des Mikroskops maß- 

 gebend geworden , welches als kontinentales Modell den Gegensatz 

 zu dem englischen Mikroskop bildet, das wegen seines hohen Baues 

 diese Schraube nicht verwenden kann und infolgedessen an die starre 

 Form des kontinentalen Mikroskops nicht gebunden ist. Diese runde, 

 elegante Form der englischen Stative konnte mit Aufgabe der kontinen- 

 talen Mikrometerschraube bei den neuen Stativen C, D und F, wie es 

 schon bei dem Stativ A geschehen war, zur Verwendung kommen. 



Außer diesem Gewinn an äußerer Schönheit des Instruments, 

 welche sich aus der freieren Verfügung über die Wahl der Form 

 ergab , ließen sich noch folgende Vorteile bei dem Umbau des In- 

 struments erreichen. Die runde Ausbiegung der oberen Säule bietet 

 nicht nur einen sofort in die Augen fallenden, sicheren und bequemen 

 Griff für das Instrument, sondern gibt auch dem Tisch freieren 

 Spielraum, da sie bei der Untersuchung größerer Objekte^ Serien- 

 schnitte, Schalen etc., die der Tisch aufnehmen soll, nicht im Wege 



