XXIII, 1. Pauly: Ein einfaches Korapensatorokular. 39 



die Farben liöherer Ordnung zeigt, wird durch eine Gipsplatte der- 

 art kompensiert, daß das Eisengrau der ersten Ordnung, also der 

 Nullwert der Interferenzfarben mit einem Anfangspunkt der Mikro- 

 meterskala übereinstimmt. Man hat dabei darauf zu achten, daß der 

 Keil gleichmäßigen, konstanten Neigungswinkel hat, der l*' 

 bis 2*^ betragen soll, und daß bei der Kombination der beiden Gips- 

 platten die Elastizitätsachsen genau senkrecht aufeinander 

 stehen, also «^ des Keiles parallel zu f., der Platte, und c^ des Keiles 

 parallel zu a.^ der Platte sind. 



Schließlich klebt man den Keil so über den Glasmikrometer, 

 daß die I n t e r f e r e n z s t r e i f e n parallel der Skalenteilung 

 sind.^ Das Ganze bedeckt man mit einem runden Deckglas, 

 das so groß ist, daß es noch in das Okular geht. 



Die Auswertung geschieht im Natriumlicht, indem man von 

 einem dunklen Streifen bis zum nächsten die Anzahl Skalenteile ab- 

 Hest, und die Wellenlänge (0'000575 mm für Na-Licht) durch die 

 Anzahl der abgelesenen Teile dividiert. Man erhält nun den Wert der 

 Phasendifferenz für einen Teil der Skala. 



Um die Doppelbrechung des betreffenden Körpers zu messen 

 schiebt man denselben auf den Objekttisch, stellt mit einem Okular 

 entsprechender Stärke ein , wobei man das so hergerichtete Okular 

 verwendet. (Am besten eignet sich ein Okular I, II oder III.) 



Dann setzt man den aufsetzbaren Analysator über das Okular, 

 das wie ein anderes im Tubus steckt. Endlich verschiebt man das 

 Objekt so lange längs der Skala , bis es irgendeine Stelle der Inter- 

 ferenzfarbenreihe kompensiert hat. 



Man hat, da das Okular so in den Tubus gesteckt wird , daß 

 die Elastizitätsachsen 45*^ mit den Nicolschnitten bilden, was sich 

 an der Lage der Mikrometerskala leicht kontrollieren läßt, das Unter- 

 suchungsobjekt ebenfalls in solche Stellung zu bringen, aber um 90^ 

 gedreht, so daß die «-Achse des Gipskeils über der Achse kleinerer 

 P^lastizität (c) des Objektes zu liegen kommt. 



Die Stelle, an der Kompensation stattfindet, wird an den Teil- 

 strichen der Mikrometerskala abgelesen^, und die Anzahl der Teil- 

 striche (vom Nullpunkt der Interferenzfarben aus) mit der für einen 

 Teilstrich gefundenen Phasendifferenz A multipliziert. Eventuell kann 



^) Der Keil muß so geschliffen sein, daß entweder a oder c (u oder y) 

 resp. w und i parallel der Keilkante sind. 



^) Die Zehntel lassen sich leicht schätzen. 



