1 



440 Kaiserling: Modell eines Universal-Projektionsapparates. XXIII, 4. 



Ein neues Modell eines Universal -Prqjektions- J 



apparates (E. Leitz, Wetzlar). 



Von 

 Prof. Ur. med. Carl Kaiserliug 



iu Berlin. 



Hierzu sieben Holzschnitte. 



In der zur Eröffnung des neuen Pathologischen Institutes der 

 Universität Berlin erschienenen Festschrift: Arbeiten aus dem Patho- 

 logischen Institut, habe ich einen Projektionsapparat beschrieben und 

 abgebildet, der aus den vielseitigen Ansprüchen des medizinisch- 

 demonstrativen Unterrichtes heraus konstruiert wurde. Die andauernde 

 Benutzung dieses Instrumentes hat dann wieder allerhand Verbesse- 

 rungen gezeitigt, die vorläufig zu einem gewissen Abschluß gekommen 

 sind. Der Apparat in seiner jetzigen Gestalt scheint mir den billigen 

 Anforderungen an einen Universal -Projektionsapparat in weitem Um- 

 fange zu entsprechen. Diese sind nach meiner Meinung: Zulässig- 

 keit der episkopischen , diaskopischen und mikroskopischen Projek- 

 tion in möglichst weitem Umfange, schneller und sicherer Übergang 

 von einer Projektionsart zur anderen, leichte Zugänglichkeit, Über- 

 sichtlichkeit und Einfachheit aller Konstruktionsteile , Handhabung 

 auch durch wenig geübte oder mangelhaft vorgebildete Projektoren. 

 Die Konzessionen an letztere habe ich nur mit Widerstreben ge- 

 macht. Mau darf sich aber den Tatsachen, in einer fünfzehnjährigen 

 Erfahrung gewonnen , nicht verschließen und sie gehen dahin , daß 

 genaue und erfahrene Kenner der Projektion und Mikrophotographie 

 an den Stellen sehr selten zu finden sind, wo die Projektion als ein 

 Hilfsmittel des Unterrichts gerne verwendet wird. 



Die äußere Gestalt des neuesten Modelles , wie es von der 

 Firma E. Leitz in Wetzlar gebaut wurde, ist in Figur 1 wieder- 

 gegeben. Weggelassen ist in der Figur die Abblendungsvorrichtung 

 aus schwarzem, imprägnierten Tuch. 



