444 Kaiserling: Modell eines Universal -Projektionsapparates. XXIII, 4. 



unten zu unterbrochen. Auf den kurzen Teil kommt die große Kühl- 

 kammer mit dem festangeschraubten Diapositivträger. Er stellt eben- 

 falls eine Neukonstruktion von E. Leitz dar. Es fallen jetzt alle 

 Schieber und Einsatzrahmen für die verschiedenen Formate fort. Die 

 Anpassung für alle Formate hoch und quer bis 9X1 2 geschieht 



3. 



durch zwei Parallelogrammverschiebungen, deren vordere an dem 

 Bilde (Fig. 2) sichtbar ist. Die Diapositive werden von oben ein- 

 gesetzt und wie aus der Figur ersichtlich in bequemster Weise 

 gewechselt. 



Die verschiedenen Projektionsmethoden werden am einfachsten 

 klar aus den beigegebenen Skizzen. Figur 3 gibt die Projektion 



4. 



mikroskopischer Objekte wieder bei Okularbenutzung. Figur 4 zeigt 

 die Anordnung für Diapositive. Der Mikroskoptisch U ist ausgeklappt, 

 das Projektionsobjektiv Q nach vorne eingeschlagen, nachdem der 

 Objektivrevolver und eventuell der Okulartubus ausgeklappt sind. 

 Die nötige Scharfeinstellung geschieht durch den Mikroskoptrieb. Die 

 nötigen drei Handgriffe sind in o bis 4 Sekunden erledigt. Zur epi- 

 skopischen Projektion (Fig. b) horizontaUiegender Objekte wird mit 



