446 Kaiserling: Moflell eines Universal -Projektionsapparates. XXIII, 4. 



Bei der Diaskopie größerer Platten (13X18) wird die Lampe 

 (vgl. Fig. 7) gesenkt, der erste Kondensorteil herausgeklappt, der 

 Sclmtzdeckel auf dem Objekttiscli von dem darunterliegenden Kon- 

 densorteil (18 cm Durchmesser) auf dem vorderen hinübergeschoben 

 und durch geringe Tischverschiebung eingestellt. Der Tisch gestattet 

 das Auflegen auch größerer Platten (Röntgenaufnahmen etc.), jedoch 

 muß durch Verschieben das Bild nach und nach gezeigt werden. 



Auf dem längeren Teile der optischen Bank (vgl. Fig. 1 u. 3) 

 steht zunächst der Objekttisch für mikroskopische Präparate. Er 

 trägt nach der Lampe zu einen in Schneckeuführung verstellbaren 

 Hilfskondensor und mit ihm fest verbunden eine kleine Kühlkammer 

 zur direkten und indirekten Kühlung des Präparates. Die ausgiebige 



WC 



H 



Bewegung des Objektes erfolgt durch einen Kreuztisch zur Aufnahme 

 von Objektträgern bis zur Größe '.»Xl2 cm. Dieser ganze Teil 

 ist bei der Diapositivprojektion seitlich auszukippen. 



Als letzter Teil findet auf diesem Abschnitt der optischen Bank 

 der Träger der Projektionsobjektive Platz, und zwar nach verschie- 

 denen Richtungen herauszuklappen ein dreiteiliger Mikroskoprevolver, 

 ein Tubusansatz mit dreiteiligem Okularrevolver und ein Projektions- 

 objektiv für Diapositive von 200 mm Brennweite. Zur genauen Ein- 

 stellung dient grober Zahntrieb und Mikrometerschraube. 



An das große Projektionsobjektiv ist, um die optische Achse 

 drehbar, ein obertlächenversilberter Reflexionsspiegel angebracht. Bei 

 der mikroskopischen Projektion wird das ganze Objektiv mit dem 

 dann senkrecht zu stellenden Spiegel durch kräftigen Druck nach 



