448 Kaiserling-: Modell eines Üniversal-Projektionsapparates. XXllI. 4. 



Der zur Lampe gekehrte Teil trägt einen unter 45^ geneigten Spiegel, 

 unterhalb der Platte, in sie eingelassen, eine Kondensorlinse und dar- 

 über eine Metallplatte zum Schutz bei episkopischen Arbeiten. Seitlich, 

 in der Abbildung nach vorne zu, ist ein Hilfstischchen, senkrecht ver- 

 stell- und klemmbar angebracht zur Aufnalime von Gläsern, Modellen 

 u. dgl. bei Projektion in seitlich auffallendem Lichte. Dabei muß 

 natürlich der Spiegel am Projektionsobjektiv um 45^ gedreht werden, 

 so daß er nach dem Objekt zu sieht. 



Der kurz beschriebene Apparat ist in verschiedenen Entwick- 

 hmgsstadien seit Jahresfrist täglich im Pathologischen Institut im 

 Betriebe gewesen und hat sich bestens bewährt. Natürlich ist be- 

 sondere Rücksicht auf den medizinischen Unterricht genommen. Es 

 dürften aber in anderen verwandten Gebieten der Zoologie, Botanik 

 u. dgl. kaum ändere Erfordernisse gestellt werden. Wenn das der 

 Fall ist , wie etwa bei mineralogischen Vorlesungen , so steht nichts 

 im Wege, eine Polarisationseinrichtung einzubauen. Auf dem großen 

 Objekttisch kann man allerhand Apparate, z. B. Spalte und Prismen 

 für Spektraldemonstrationen, Flaschen für chemische Reaktionen etc. 

 aufstellen. Ich bin überzeugt, daß die Firma Leitz auf derartige 

 Besonderheiten ebenso bereitwillig eingeht, wie sie stets auf meine 

 Wünsche und Vorschläge eingegangen ist. 



Was die Handhabung des Apparates und sonstige beherzigens- 

 werte Dinge betrifft, muß ich auf meine oben erwähnte Abhandlung 

 verweisen. Die beste Kruppkanone schießt nicht oder daneben, wenn 

 kein Sachkundiger sie bedient und der beste Apparat gibt schlechte 

 Resultate unter ähnlichen Umständen. Das gilt ganz besonders von 

 unserer Lampe. Da es kaum möglich ist, durch einen fixen W^ider- 

 stand eine allzeit gleichmäßige Spannung von etwa 52 Volt bei 

 30 Ampere zu erzielen, so soll jetzt ein Voltmeter und Vorschalt- 

 regulierwiderstand diesen Schwierigkeiten begegnen. Aber auch das 

 nützt nichts, wenn man nicht mit den nötigen Kenntnissen physika- 

 lischer, mechanischer und theoretischer Art ausgerüstet ist. Vielleicht 

 kommt der Tag, an dem der gelehrte Mediziner sich nicht mehr 

 scheut , mechanische und technische Fertigkeiten zu schätzen , wie 

 die Kollegen der Physik und andere es schon seit Jahrhunderten tun. 



FEingegangen aiu IG. Dezember 1906.] 



