XXIII, 4. Referate. 497 



E. Mineralogisch - Petrographisches, 



Reiff, H. H. J. , Ein Pohirisator ohne K i c h t uiigsä ii d e- 

 r u n g und li n e A c li s e n v e r s c h i e b u u g des Licht- 

 strahles fZeitschr. f. physik. u. ehem. Unterricht Bd. XIX, 

 1906, p. 28 —29 m. 2 Figg.j. 

 Der Polarisator Reiff s ist dem „Reflexpolarisator" Grimsehls 

 (Zeitschr. f. pliysik. u. ehem. Unterricht Bd. XVIII, 1905, p. 321) 

 ähnlich , und unterscheidet sich von letzterem nur dadurch , daß 

 eine noch größere Anzahl von Reflexionen stattfindet, wodurch die 

 Richtungsänderung und Achsenverschiebung im Strahlengang des 

 Grimsehl sehen Polarisators aufgehoben, zugleich aber — wie Ref. 

 vermutet — wohl auch die Lichtstärke stark vermindert wird. Das 

 Instrument wird in zwei Ausführungsarten geliefert, je nachdem eine 

 Vertauschung der Richtungen oben und unten stattfinden darf oder 

 vermieden werden soll. Das letztere Modell enthält eine Spiegelungs- 

 ebene mehr als das erstere. Angefertigt wird das Instrument von 

 den Firmen Steeg und Reuter (Homburg vor der Höhe) und A.Pfeifer 

 (Wetzlar). E. SommerfekU {Tühingen). 



Riesenfeld, £. H., u. Wohlers, H. E., Ein neuer Spektral- 

 brenner (Chemiker-Zeitg. 1906, No. 30). 

 Die Verff. beschreiben einen neuen Spektralbrenner, welcher 

 auch als monochromatische Lichtquelle beim Mikroskopiereu oder bei 

 saccharimetrischen Messungen empfehlenswert ist. Derselbe beruht 

 auf dem von Beckmann eingeführten Prinzip Flammenfärbungen durch 

 kleine Flüssigkeitsteilchen zu erzeugen, welche ein elektrolytisch er- 

 zeugter Gasstrom durch Zerstäubung der Flamme eines Bunsenbrenners 

 zuführt. Die Verff. haben die Beckmann sehe Anordnung dadurch 

 verbessert, daß sie den Elektrolyseur in das Breiinerrohr verlegen 

 und so mit einem minimalen Verbrauch an Lösung auskommen. Der 

 Apparat kann an eine gewöhnliche elektrische Lichtleitung angeschlossen 

 werden und vermag 2 Stunden hindurch, ohne einer Neufüllung zu 

 bedürfen, die Bunsenflamme intensiv zu färben. 



E. Sommerfeldt {Tübingen). 



Siedentopf , H., Über ein neues physikalisch-chemi- 

 sches Mikroskop [Mikroskopie bei hohen Tem- 



