498 Referate. XXIll, 4. 



peraturen] (Zeitschr. f. Elektrochemie Bd. XII, 1906, 

 p. 593 — 596 m. 4 Figg.). 



Der Verf. beschreibt einige Verbesserungen an dem Kristallisa- 

 tionsmikroskop Lehmanns, deren wichtigste ein Gasheizkondensor ist, 

 welcher inzwischen auch in dem Prospekt M. 192 der Firma Zeiss 

 beschrieben worden ist. 



Außer diesem relativ einfachen und nur für subjektive Beobach- 

 tungen bestimmten Instrument werden zwei auch für Projektionen 

 bestimmte Modelle abgebildet und beschrieben, deren eines besonders 

 für mikrophotographische Momentaufnahmen bestimmt ist, welche zum 

 Studium der flüssigen Kristalle sehr erwünscht sind. Überhaupt sind 

 die hier aufgeführten Mikroskope der Zeiss sehen Firma in erster 

 Linie für Beobachtungen an flüssigen Kristallen geeignet, da nur bei 

 diesen Instrumenten recht vollkommene Attribute zur Erzeugung 

 polarisierten Lichtes mit bequemen Erhitzuugsvorrichtungen verbun- 

 den sind. 



Die Momentmikrophotographie kann mit gleichzeitiger subjektiver 

 Beobachtung des Präparats verbunden werden. In diesem Falle wird 

 zwischen Objektiv und Projektionsspiegel (welcher an Stelle des 

 Okulars unter 45^ gegen die Längsrichtung der optischen Bank ge- 

 neigt, in den Tubus eingesetzt wird) ein Rohr eingeschaltet, welches 

 eine ebenfalls unter 45^ gegen den Strahlengang geneigte Plan- 

 parallelplatte enthält. Diese Platte wirft ihr Licht auf ein seitlich 

 angebrachtes, auf unendlich eingestelltes Fernrohr, während das Mikro- 

 skop so fokussiert wird, daß im Fernrohr das Bild deutlich erscheint. 

 Die dem Projektionsspiegel gegenüberstehende mikrophotographische 

 Kamera wird hierbei mit einem besonderen Projektionsobjektiv ver- 

 sehen. 



Auch zur Beobachtung ultramikroskopischer Teilchen wird der 

 vom Verf. konstruierte Heizapparat empfohlen. 



E. Sommerfeldt {Tübingen). 



