154 Lebrun: Application de la methode des disques rotatifs. XXIII, 2. 



de l'iiistrument, dans la raimire menagee sur la plaque superieure 

 de la nouvelle table. ^ 



Cet appareil sera , si Ton veut , un appareil de transition qui 

 permettra remploi des instruments et des preparations que Ton faits 

 actuellement; pour les deraonstrations des objets microscopiques, dans 

 les Musees d'Histoire naturelle , dans les ecoles , les cours univer- 

 sitaires. 



II sera tres aise de fixer les disques portant les preparations 

 sur des appareils automatiques qui les feront tourner et ameneront 

 successivement sous l'anl de l'observateur une serie de preparations, 

 tout en laissant a ce deruier uu temps determine pour examiner 

 l'objet. 



Mais 11 viendra bientot un temps oü Ton n'emploiera plus que 

 des disques en verre sur lesquels les preparations seront directe- 

 ment arrangees ; et l'on peut sans trop de hardiesse prevoir le temps 

 oü la tablette du microscope sera supprimee parce qu'elle deviendra 

 inutile, la vraie tablette sera le disque de verre mobile. 



Pour l'usage des disques porteurs de preparations actuelles, on 

 peut prevoir des maintenaut divers rapports de ces disques avec 

 l'ecrou qui leur servira d'axe de rotation. Nous avons figure uu de 

 ces eerous (lig. 5). II se deconijjose comme suit : une premiere 

 portion qui porte a son extremite inferieure une vis Z servant 

 a le fixer au cliassis , une seeoude portion P de meme ealibre qui 

 s'adapte ä la rainure i?, une troisieme portion plus large , dout 

 le bord inferieur repose sur le chässis et autour de laquelle le 

 disque C s'adapte , en meme temps qu'un coussinet T; enfin une 

 quatrieme portion terminale qui porte une vis de pression K destinee 

 a presser le disque et a l'immobiliser entre le chässis et le coussinet J. 



Si l'on veut employer des disques entierement en verre, on 

 pourra y distribuer les preparations ou les objets microscopiques de 

 plusieurs manieres, soit en cercles, sous des couvre-objets de petite 

 diniension, ou dans des cellules creusees dans le verre a des distances 

 geometriquement egales. On peut voir un type de cette disposition 

 de haut dans la fig. 10 et en coupe dans la figure 11. 



On pourrait au besoin les recouvrir d'un seul couvre-objet 

 annulaire qu'on voit represente en M (fig. 10). On utiliserait alors 

 l'espace central reste libre pour y placer des etiquettes avec les indices 



I 



M Cette rainure est invisible dans la fig. 4 parce qu'elle est recou- 

 verte par la table du microscope. 



