258 Greil: Verwendung d. Nernstschen Gliihlichtes in Laborator. XXIII, 3. 



ring, die Brenner sind so kompendiös als möglich und erglühen 

 (nach Vorschaltung kleiner Widerstände) bei den üblichen Netzspan- 

 nungen in jeder Stellung. Der Umstand , daß bei den größeren 

 Brennern eine automatische Anwärmung aus technischen Gründen 

 undurchführbar ist und solche Leuchtkörper daher mit einer Gas- 

 oder Spirituslampe angeheizt werden müssen, kann ihre Verwendung 

 für unsere Zwecke wohl kaum nachteilig beeinflussen. 



Bei der Einführung des Nernst sehen Glühlichtes in unsere 

 Laboratorien handelte es sich nur darum, der Lampe und ihrem 

 Zubehör eine entsprechende Form zu geben , so daß ihre Vorteile 

 vollauf ausgenützt werden können. Dank des Entgegenkommens der 

 Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft in Berlin, sowie der Bemühungen 

 des Zeiss -Werkes in Jena, die meine diesbezüglichen Anregungen 

 und Vorschläge in dankenswerter Weise berücksichtigten und zur 

 fabriksmäßigen Ausführung brachten , gelang es bald , einige , allen 

 Anforderungen genügende Modelle von Lampen herzustellen, deren 

 Bau und Anwendung im folgenden besprochen werden soll. 



Vor allem war es mir darum zu tun eine geeignete Lichtquelle für 

 einen Proj ektions Zeichenapparat zu finden, der einen Ersatz 

 für die bisher im Gebrauche befindlichen von Abbe, Oberhäuser u. a. 

 konstruierten Zeichenapparate bieten sollte, — denn daß diese Apparate 

 nur Notbehelfe sind, bei deren oft recht unbequemlicher Anwendung 

 Verzerrungen des mikroskopischen Bildes nur durch minutiöse Ein- 

 stellung des Zeichenbrettes zu vermeiden sind und ferner die Hellig- 

 keit des Bildes mit der des Präparates, namentlich bei stärkeren 

 Vergrößerungen, nicht immer in wünschenswerten Einklang zu bringen 

 ist, hat wohl jeder, der umfangreichere Rekonstruktionszeichnungen 

 anzufertigen hatte , sattsam empfunden. — Um diesen Mängeln zu 

 begegnen, gibt es nur ein Mittel: intensive Beleuchtung des mikro- 

 skopischen Präparates und Projektion des Bildes auf die Zeichen- 

 fläche im verdunkelten Räume. 



Was nun zunächst die Beleuchtung anbelangt, so erweist sich 

 das AuERSche Gasglühlicht für diesen Zweck als nicht intensiv genug 

 — vom gewöhnlichen elektrischen Glühlichte gar nicht zu reden — , 

 die meist in den Demonstrations- und Hörsälen aufgestellte und daher 

 nicht kontinuierlich zur Verfügung stehende elektrische Bogenlampe 

 ist für einen ausschließlich zum Zeichnen bestimmten , im Arbeits- 

 zimmer aufzustellenden Projektionsapparat zu wenig ökonomisch und 

 unter Umständen sogar zu lichtstark — Acetylen und ÜRUMMONDSches 

 Kalklicht nicht einfach und sicher genug in der Handhabung. Da- 



