XXIII, 3. G r e i 1 : Verwendung d. Nernstschen Glühlichtes in Laborator. 263 



war es nun verhältnismäßig einfacli , durch Verschiebung des Pro- 

 jektionsapparates oder der Zeichenfläche die Entfernung des Bildes 

 vom Mikroskope so einzustellen, daß das Gesichtsfeld bei einem be- 

 stimmten Umfange die gewünschte Vergrößerung aufweist ; denn die 

 Vergrößerung wird beim Projektionszeichnen in erster Linie durch 

 die Höhe des das Mikroskop verlassenden Lichtkegels bestimmt, bei 

 der Wahl der Linsen wird zunächst darauf geachtet , daß ihr Ge- 

 sichtsfeld und damit auch die Lichtstärke der Lampe vollauf aus- 

 genützt werde, — Wird nun durch Einschaltung eines um 45^ ge- 

 neigten Silberspiegels das mikroskopische Bild nach abwärts reflektiert, 

 so gibt es für die Bemessung der Höhe des austretenden Lichtkegels 

 nur zwei Möglichkeiten: entweder wird die Entfernung des Spiegels 

 vom Mikroskope oder von der Zeichenfläche geändert. Ersteres 

 ließe sich nur in engen Grenzen durchführen , weil , namentlich bei 

 Verwendung vom Mikroplanaren, der Silberspiegel sehr groß dimen- 

 sioniert werden müßte. So haben wir bei unserem Apparate, den 

 die Firma Zeiss in Jena in den Handel bringt, eine Vorrichtung 

 getroffen, die es ermöglicht, den ganzen nur etwa 13 kg wiegenden 

 Projektionsapparat im Ausmaße von 80 cm mühelos in der Vertikalen 

 zu verschieben. Diese Vorrichtung ist folgendermaßen beschaffen : 

 Der ganze im Vorstehenden beschriebene Projektionsapparat ist auf 

 zwei gußeisernen Trägern derart befestigt, daß er um eine vertikale 

 Achse (Fig. 2, J) im Ausmaße von etwa 35*^ gedreht und innerhalb 

 , dieser Exkursionsweite durch eine Flügelschraube (Fig. 2, K) fixiert 

 werden kann. Die beiden Träger sind an eine vertikale Platte montiert, 

 die in Rollenführung an zwei runden Stangen von etwa 1 m I^änge 

 verschiebbar ist (vgl. Hinteransicht Fig. 4, Fst). Diese Bewegung 

 geschieht durch Drehung einer Schraube ohne Ende {Sch)^ die mittels 

 einer kleinen Kurbel {R) in Gang gesetzt wird. Die untere Fuß- 

 platte, welche dem vertikalen Gestänge als Stütze dient, kann ent- 

 weder auf einem Vierfuß oder noch besser auf einer Wandkonsole 

 befestigt werden. 



Als Zeichentisch benutzen wir in unserem Listitute den von 

 Berenny angegebenen, welcher bei Adrian Brugger in München zu 

 beziehen ist. Dieser sehr solid gebaute Tisch ist so konstruiert, daß 

 seine Platte nach Belieben gehoben und geneigt werden kann. Es 

 empfiehlt sich die Platte mit Zeicheulinoleum belegen zu lassen, 

 welches eine sehr geschmeidige Unterlage darbietet. Soll die Zeich- 

 nung (mittels Paus- oder Graphitpapier) kopiert werden, so benutzen 

 wir außerdem einen flachen Metallrahmen. — Die Entfernung der 



