264 Gr r e i 1 : Verwendung d. Nernstschen Glühlichtes in Laborator. XXIII, 3. 



optisclien Achse des Projektionsapparates von der Zeichenfläclie wird 

 an einem in Zentimeter geteilten Messingmaßstabe abgelesen, welcher 

 in einer Schwalbenschwanzführung gleitet, die an der Fassung des 

 Tnbnsspiegels angebracht werden kann und mit einer Millimeter- 

 Teilung versehen ist, deren Nullpunkt in der Höhe der optischen 

 Achse des Mikroskopes liegt. Das untere (O-)Ende des Maßstabes ist 

 mit einem Querbalken versehen, mittels welchem derselbe genau senk- 



F. si 



reclit zur Zeichenfläche eingestellt wird. Ist der Zeichentisch geneigt, 

 so wird die vorher etw<as gelockerte Fassung des Tubusspiegels so 

 lange gedreht, bis der Querbalken am unteren Ende des Maßstabes 

 der Zeichenfläche vollkommen anliegt. — Beim neuen Modelle des 

 Zeichenapparates ist für den Silberspiegel eine besondere Stütze vor- 

 gesehen, welche unmittelbar auf die Fußi)latte des Mikroskopes montiert 

 ist und auch die Schwalbenschwanzführung für den Messingmaßstab 

 trägt. Der Spiegel und die abnehmbare Schwalbenschwanzführung 



