272 ^i'eil: Verwendung d. Nernstschen Glühlichtea in Laborator. XXIII, 3. 



eine Lichtstärke von 200 Kerzen besitzt. Die Lampe ist an einem kurzen 

 Träger (Fig. 7, T^) drehbar angeordnet, der an einer quadratischen 

 Führniigsstange (F) verschoben werden kann. Letztere ist in ihrer Mitte 

 an einer Stativklemrae um eine horizontale Achse drehbar und kann so 

 in jeder beliebigen Richtung eingestellt werden. Zur Konzentration 

 des Lichtes dient eine Bikonvexlinse von 7 cm Durchmesser und 7 cm 

 Focus, die in einen Tubus von 20 mm Länge eingefügt ist, der 

 ebenso Avie die Lampe an der quadratischen Führungsstange ver- 

 schoben werden kann. Die beiden Abbildungen 7 a und 7 b stellen 

 die beiden extremen Stellungen dieser beiden Teile dar. Der Tubus 

 dient dazu , um störendes Nebenlicht und strahlende Wärme abzu- 

 halten. Damit aber die Umgebung der Lampe dadurch nicht völlig 

 verdunkelt werde , wurde an der dem Tische zugewendeten Unter- 

 seite des Tubus ein Ausschnitt gemacht. — Die Intensität der Be- 

 leuchtung bezw. die Größe des beleuchteten Feldes Avird an diesem 

 Modelle durch Verschiebung der Lampe sowie des Kondensors ge- 

 regelt. Befindet sich z. B. der Brenner in der doppelten Brennweite 

 der Kondensorlinse , so wird ein in derselben Entfernung vor dem 

 Kondensor gelegenes kleines Objekt mit konvergenten Lichtstrahlen 

 sehr intensiv beleuchtet Averden. Je näher dann der Brenner an den 

 Kondensor herangeschoben Avird, desto größer Avird in der Nähe des 

 Objektes das beleuchtete Feld , allerdings auf Kosten der Intensität 

 des Lichtes. — Dieses Modell ist hauptsächlich für Beleuchtung läng- 

 licher Objekte bestimmt (z. B. FischembrA'onen, Amphibienhirven), da 

 sich das von einem einzigen Leuchtstabe ausgestrahlte Licht nicht 

 auf kreisförmige Flächen konzentrieren läßt wie bei dem im Vorher- 

 gehenden beschriebenen Modelle A. 



Ein drittes Modell, welches ebenso wie das Modell A von 

 der Firma Carl Zeiss in Jena in den Handel gebracht wird, ist 

 hauptsächlich als P r ä p a r i e r 1 a m p e geeignet. Als Lichtquelle dient 

 der sogenannte Intensivbrenner der Allgemeinen Elektrizitätsgesell- 

 schaft, der mit einem EoisoN-Gewinde versehen ist und automatisch an- 

 gewärmt wird (vgl. beistehende Abb. 8a, 8b, Ib, E). An das Gehäuse 

 der Lampe wird statt der sonst beigegebenen Glaskugel ein breiter 

 Ring mittels Bayonettverschluß (Fig. 8bR, St) befestigt, an welchem 

 längs eines Spiralganges (Fig. 8 b, 9, Sp) ein Tubus verschoben werden 

 kann, in dessen vorderes Ende ein Brillenglaskondeusor eingesetzt 

 ist (C). Auf diese Weise kann der Kondensor innerhalb seiner 

 doppelten BrenuAveite verschoben werden — dementsprechend ver- 

 lassen die Lichtstrahlen entAveder konvergent, parallel oder divergent 



