280 Gi"eil: Verwendung d. Nernstschen Glühlichtes in Laborator. XXIII, 3. 



frei zugänglich wird. Zu diesem Behufe wurde die Führungsstange 

 etwas verkürzt, so daß das an einen Tubus angeschraubte Ob- 

 jekt (vgl. Fig. 12, y, 0) über ihr oberes Ende hinweg gegen den 

 Spiegel (Sp) verschoben werden kann, der die Lichtstrablen aus der 

 Vertikalen in die Horizontale reflektiert. Dieser wird von einem ge- 

 schweiften Bügel gehalten, dessen Dimensionen so gewühlt sind, daß 



14. 



die Zentrierung der Objektive nicht behindert wird. — Bei unserem 

 Apparate ist nämlich statt des Prismas der MüLLERSchen Anordnung 

 ein Silberspiegel vorgesehen , der in einer an der Innenseite des 

 Bügels befindlichen Schwalbenschwanzführung, und zwar in einer 

 Neigung von 45^ verschoben werden kann. Der Bügel ist an das 

 obere Ende einer runden Stange befestigt , die von einem , an der 

 senkrechten Führungsstange mittels Zahn und Trieb verschiebbaren 

 Träger (den Spiegelträger Fig. 12, T^) gehalten wird. — Die gesamte 



