284 (t r ei 1 : Verwendung d. Nernstsehen Gliihlichtes in Laborator. XXIII, 3. 



deren Führungsstange gleitet. Der Nullpunkt der Millimeterskala 

 befindet sich auf der entgegengesetzten Seite von dem der Zentinieter- 

 teilung. Man zählt also <lie zwischen dem Nullpunkte der Millimeter- 

 teilung und dem nächsten Teilstrich der Zentimeterteilung gelegenen 

 Teilstriche ab , sofern nicht der Nullpunkt der Millimeterteilung ge- 

 rade miteinem Teilstrich der Zentimeterteilung zusammenfällt. 



Bei der Einstellung des p h o t o g r a p h i s c h e n Bildes 

 wird nun die ganze Kamera bei einer — der gewünschten Ver- 

 größerung entsprechend — fixierten Balglänge verschoben. Bisher 

 wurde bei der großen mikrophotographischen Kamera von Zp^.iss nur 



die grobe Einstellung in dieser Weise, 

 durch Verschieben des ganzen Oberteils 

 der Kamera auf den Rollen der Tisch- 

 unterlage vorgenommen , die feine Ein- 

 stellung jedoch durch Bewegen der 

 Mattscheibe oder des Objektivbrettes. 

 Nachdem jedoch bei der neuen Anord- 

 nung die Entfernung zwischen den beiden 

 letzteren Teilen absolut nicht verändert 

 werden darf, so wurde der Mechanis- 

 mus der groben Einstellung entsprechend 

 verfeinert. Es wurde an die untere der 

 ^_^ drei Führungsstangen eine schräge Zähne- 



Ir I D^y^Zr^T — j hmg angebracht , in die ein am Tisch- 

 J^usL- gestell drehbar angeordneter Zahntrieb 



eingreift (vgl. Figg. 16, 17, ZTr). Die 

 17. Zähne sind schräg geschnitten, so daß 



der tote Gang sehr gering ist und die 

 feine Einstellung also mit aller Exaktheit vorgenommen werden kann. 

 Um bei der Aufnahme von Objekten mit einer gewissen Tiefen- 

 ausdehnung die Einstellung auf die mittlere Ebene zu erleichtern, 

 haben wir am Triebrade K, der photograpliischen Kamera eine Grad- 

 einteilung anbringen lassen , so daß die jeweilige Stellung desselben 

 zu einem am Untergestelle der Kamera befestigten Stifte abgelesen 

 werden kann, Soll nun z. B. die Profilaufnahme eines Embryos ge- 

 macht werden, so stellt man zunächst auf den Mediankontur und die 

 vorspringendste Stelle der seitlichen Oberfläche des Embryos ein, 

 zieht das arithmetische Mittel aus den hierbei gefundenen Gradwerten 

 und erhält so die Ebene der mittleren Einstellung. 



War einmal die Möglichkeit einer ganz genauen Vergrößerung 



