XXIII, 3. Detto: Ein noues Oleitlineal. 301 



werden , ganz abgesehen davon , daß der Stromverbrauch solcher 

 Motoren ein minimaler ist. So dürfen wir uns wohl der Hoffnung 

 hingeben, daß sich der Apparat, um dessen technische Vervollkomm- 

 nung sich sein Verfertiger Herr Hermann Dümler in Wien IX/3 

 sehr bemüht hat, in den biologischen Laboratorien bald ein Plätzchen 



erobere. — 



[Eingegangen am 27. Juli 1906.] 



Ein neues Gleitlineal. 



Von 



Dr. Carl Detto 



in Jeua. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Im hiesigen botanischen Institut wird seit einigen Jahren ein 

 Zeiss scher Projektionsapparat zur Demonstration mikroskopischer 

 Präparate benutzt, wobei das große Stativ IC (mit mikrophotogra- 

 phischem Tisch) Verwendung findet. 



Bei der Projektion steht der Tubus des Mikroskopes horizontal, 

 der Tisch also senkrecht, und die Objektträger müssen infolgedessen 

 durch Klemmfedern festgehalten werden. 



Dieser Umstand ergibt nicht selten Störungen , da im Interesse 

 des Vortrages die Präparate schnell gewechselt und schnell und sicher 

 eingestellt werden müssen. 



Mit Rücksicht darauf aber ist es schwer, beide Tischfedern zu 

 benutzen, da es umständlicher Handgriffe, doppelter Aufmerksamkeit 

 und besonderer Beobachtung bedarf, um das Präparat einzuschieben, 

 die Federn festzudrücken und ihnen eine solche Stellung zu geben, 

 daß sie beim Einsetzen des Objektträgers das Deckglas nicht be- 

 schädigen oder bei frischen Präparaten verschieben. 



Beschränkt man sich dagegen auf die Anwendung einer Feder, 

 so tritt der weitere Übelstand hinzu, daß diese häufig nicht genügt, 

 den Objektträger ausreichend festzudrücken, zumal am mikrophoto- 

 graphischen Tische, wo die Einstecküfinungen für die Federn aus 

 Konstruktionsgründen nicht sehr tief sein können. 



