XXIII, 3. Detto: Ein neues Gleitlineal. 307 



Zählkammerformat (Breite 32 mm) ohne Biegung der Feder abwechselnd 

 verwendbar sind. 



Wünscht man aber noch breitere Objelitträger zu verwenden 

 (Serienschnitte etc.) und hat man überhaupt nur breite Formate in 

 Gebrauch, so dreht man die Rollenfeder um, indem man sie beider- 

 seits, von Rolle und Gabel, abschraubt und umgekehrt, mit der 

 Krümmung nach außen wieder einsetzt, wie es die Figur 2 zeigt, 

 wo die Zählkammer eingespannt ist. Diese Federwendung ist natür- 

 lich während einer Demonstrationssitzung nicht ausführbar, da aber 

 so große Sprünge in der Benutzung von Formaten kaum gemacht 

 werden dürften, auch nicht nötig. 



Bei nach außen gekrümmter Rollenfeder beträgt die Entfernung 

 zwischen Lineal und Rolle im ungespannten Zustande 32 mm und 

 kann bis auf 40 mm ausgedehnt und gebraucht werden. Es können 

 also Objektträger sehr verschiedener Größe zur Benutzung kommen. 



Die Verwendbarkeit des Gleitlineals beschränkt sich nicht 

 auf den angegebenen Fall. Das Gleitlineal liefert auch einen vor- 

 teilhaften Ersatz für den unbequemen und wenig benutzten Zähl- 

 kammerobjekttisch der früheren Zeiss sehen Kataloge ; denn es 

 erlaubt bei großer Bequemlichkeit und Einfachheit der Handhabung 

 doch eine sichere und ruhige Verschiebung der Zählkammer und hat 

 zudem den Vorteil eines großen und gleichzeitig schnell durchlauf- 

 baren Bewegungsspielraumes. 



Bringt man eine Marke auf dem Lineal an, so kann es auch 

 zum Wiederaufsuchen bestimmter Präparatenstellen benutzt werden, 

 und wenn man eine Teilung anbringen ließe, so läßt das Gleitlineal 

 auch .die Verwendung des äußerst praktischen MALTWOOD-Finders 

 zu, der bekanntlich dazu dient, mit Hilfe einer bloßen Zahlenangabe 

 für eine beliebige andere Person an einem beliebigen Präparat eine 

 ganz bestimmte Stelle auffindbar zu machen. 



[Eingegangen am 27. Juli 1906.] 



20=' 



