308 St ein ach: Ein neues Mikroskop -Stativ. XXIII, 3. 



Ein neues Mikroskop -Stativ. 



Von 



E. Steiii.ach, 



Professor an der deutscheu Universität und Vorstand der Abteilung für allgemeine 

 und vergleichende Physiologie in Prag. 



Hierzu zwei H o 1 z s c Im i 1 1 e. 



Die optische Werkstiitte von Carl Reichcrt in Wien hat nach 

 meinen Vorschlägen ein neues Mikroskop-Stativ hergestellt, welches 

 zunächst für Unterrichts- nnd Forschlingszwecke des eigenen Labora- 

 toriums bestimmt war. Da die gelieferten Mikroskope nach nunmehr 

 einjähriger Erprobung sich nach jeder Richtung hin zweckmäßig er- 

 wiesen und durch ihre gediegene Ausführung, gefällige Form und 

 Handlichkeit vielfachen Anklang gefunden haben, so entspreche ich 

 gern dem ausdrücklichen Wunsche Herrn Reichert s, das neue Stativ 

 kurz zu beschreiben und den Fachgenossen zu empfehlen. 



Der Grundgedanke bei der Zusammenstellung des Stativs und 

 bei der Konstruktion der Einstellungsvorrichtungen war der, einen 

 Apparat zu schatfen , welcher die universelle Verwendbarkeit der 

 großen , entsprechend kostspieligen Mikroskope besitzt und auch die 

 Avesentlichen Vorteile derselben in sich vereinigt, ohne den Preis der 

 kleinen, billigen Instrumente zu überschreiten. 



Für die grobe Einstellung wurde die übliche Zahn- und 

 T r i e b b e w e g u n g verwendet. 



Für die feine Einstellung wurde eine einfache, 

 solide Schlittenführung konstruiert (Fig. 1), Der Schlitten 

 (S) ist unmittelbar hinter der Führungsbahn der groben Bewegung (Z) 

 angebracht und wird durch die Feder (F) gegen die Mikrometer- 

 schraube (M) gedrückt. Die Kraftübertragung von der Mikrometer- 

 schraube auf den beweglichen Teil geschieht durch den punktförmigen 

 Kontakt zwisclien der Mikrometerschraubenspitze und der gehärteten 

 Stahlpiatte (/f ) , wodurch eine reine, regelmäßige Bewegung erzielt 

 und jeder tote Gang beim Vor- oder Rückwärtsschrauben ver- 

 mieden wird. 



