XXIII, 3. Referate. 333 



umspülenden Flüssigkeit abhängig ist. Dieses Prinzip seines Ver- 

 fahrens bringt Verf. folgendermaßen zur Anwendung : „In ein trichter- 

 förmiges Glasröhrchen, dessen zylindrischer Teil aus einem kalibrierten, 

 unten zugeschmolzenen Kapillarrohr gebildet wird , bringt man die 

 zu untersuchende Flüssigkeit. Es sei die Menge 1 cc. In andere 

 trichterförmige Röhrchen von gleicher Form und Größe bringt man 

 je Vo cc NaCl-Lösung von verschiedenen Konzentrationen (0"8^/o, 



0-9 7o, l«/o, 1-1 ^, 1-2 «/o, 1-3%, 1-4%, 1.5 7o, ^'^'lo) «^^ 

 beschickt alle Röhrchen mit 0'02 bis 0*04 cc Blut. Dann werden 

 Flüssigkeit und Blut tüchtig vermischt und eine halbe Stunde sich 

 selbst überlassen, damit die Blutkörperchen genügend Gelegenheit 

 haben, sich mit ihrer Umgebung in osmotisches Gleichgewicht zu 

 setzen. Darauf werden die Röhrcheu zentrifugiert, und zwar so lange, 

 bis die Bodensätze ihr Volumen nicht mehr ändern. — Es liegt auf 

 der Hand, daß der osmotische Druck der zu untersuchenden Flüssig- 

 keit dem jener Na Cl- Lösung entsprechen wird, in der das Blut- 

 körperchensediment das gleiche Volumen besitzt, wie in der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit." 



Bei der Ausführung des Versuchs müssen mancherlei Umstände 

 noch beachtet werden. Zunächst muß natürlich Blut genommen 

 werden, das von der zu untersuchenden Flüssigkeit nicht hämolysiert 

 wird. Im allgemeinen empfiehlt es sich , das Blut derjenigen Tier- 

 spezies zu nehmen, von der die zu untersuchende Flüssigkeit stammt. 

 Ferner muß das Blut vor Gebrauch defibriniert und durch Filtrier- 

 papier filtriert werden. — Man verschließt die Trichterröhrchen mit 

 genau passenden Ebonitdeckelchen. 



-Genaue Vorschriften macht Verf. über das Abmessen und Über- 

 tragen des Blutes, sowie über die Reinigung der Trichterröhrchen, 

 Benutzt man Röhrchen, deren kalibrierter Kapillarteil nur 0"01 cc 

 faßt, und welche daher einen Zusatz von 0*02 cc Blut erfordern, 

 so ist die Reinigung nicht ganz einfach. Leichter ist sie bei Röhr- 

 chen durchzuführen, deren kalibrierter kapillarer Teil 0"02 cc faßt, 

 und bei welchen man daher 0*04 cc Blut zuzusetzen hat. Hat man 

 1 cc Flüssigkeit zur Verfügung, so kann man sogar Röbrchen von 

 0'04 cc Kapillarinhalt verwenden (0*08 Blut). 



Verf. empfiehlt die RuNNESche elektrische Zentrifuge, welche nach 

 des Verf. Angaben vier Gestelle für je drei Trichterröhrchen enthält. 



Weitere Abschnitte der Arbeit beziehen sich auf Genauigkeit und 

 Zuverlässigkeit des Verfahrens und auf die Grenzen seiner Anwend- 

 barkeit. Küster {Halle a. S.), 



