XXIV, 4. Sieden topf: Die Vorgeschichte der Spiegelkondensoren. 389 



A C 



Es müssen wohl grobe Ausführungsfehler gewesen sein, die dem 

 Paraboloide von Wenham die mit den heutigen Hilfsmitteln leicht er- 

 reichbare Anwendung zur Dunkelfeldbeleuchtung auch bei den stärksten 

 Trockensystemen unmöglich machten. Daß die Nacherfindung des 

 Dr. Edmunds zudem unklare Vorstellungen über die Totalreflexion 

 enthielt, bezeugt der Strahlengang, der in Beales Lehrbuch der 

 Mikroskopie (18) abgedruckt ist, und bekräftigt ferner das Urteil 

 von Carpenter (19) in der 7. Auflage seiner Mikroskopie: „The 

 special value of this Instrument (sc. Wenhams flat-topped paraboloid), 

 however, not being then understood, it was not constructed for 

 sale ; the same principle having been more recently taken up by 

 Dr. Edmunds — an immersion paraboloid was specially devised by 

 bim for use with immersion objectives of wide aperture. But it 

 utterly fails for this pur- 

 pose. The object has to 

 be mounted on the slip dry, 

 and therefore the value of 

 the immersion objective at 

 once is sacrified, because 

 the air-space between the 

 object and the cover — 

 which is essential to this 

 illuminator — destroys ho- 

 mogeneity and reduces the 



objective practically to an air-lens . . . ., but an immersion lens used 

 dry is so completely out of correction that it will resolve nothing." 



J. Pelletan (17) erwähnt im Anschluß an das obige Urteil, 

 daß Nachet in Paris zur Dunkelfeldbeleuchtung an Stelle des Para- 

 boloids einen einfacheren Glaskonus konstruierte , welcher analoge 

 Effekte lieferte (loc. cit. p. 110). 30 Jahre später wird ein solcher 

 primitiver Konus von C. Reichert 1907 wieder als „neues" ver- 

 einfachtes Ultramikroskop empfohlen (20). 



Infolge der groben Aberrationen , die den Spiegelkondensoren 

 mit ringförmiger Beleuchtung anhafteten, griff man immer wieder auf 

 die einseitige Beleuchtung zurück. So gab Wenham (8) bereits im 

 Jahre 1856 die in Figur 11 dargestellte Einrichtung an (loc. cit. 

 p. 56). An den Objektträger a ist ein rechtwinkliges Prisma c an- 

 gekittet. Das Licht der Lampe wird durch die Sammellinse e auf 

 das „Amiciprisma" d geworfen. Letzteres diente zu Anfang des 

 19. Jahrhunderts lange denselben Zwecken, wie jetzt der Mikroskop- 



10. 



Wenham s Glasparaboloid 1856. 



