392 Siedentopf: Die Vorgeschichte der Spiegelkondensoren. XXIV, 4. 



Totalreflexion die beleuchtenden Strahlen schief nach dem Fokus zu 

 wirft. Eine noch kompliziertere Form zeigt der von Stephenson an- 

 gegebene (19), loc. cit. p. 264, und in Figur 15 dargestellte „cata- 

 dioptric immersion illumiuator". 



Seit dem Jahre 1906 macht ein weiterer Dunkelfeldkondensor 

 von sich reden, der noch im vorhergehenden Hefte (26) dieser Zeit- 

 schrift trotz seiner sphärischen Aberrationen „als das Vollkommenste 

 auf dem Gebiete der Ultramikroskopie" angepriesen wird, der Spiegel- 

 kondensor von Reichert. Auch dieser ist keine originale Erfindung, 



l&Us*iUp-(c"^) j*T ~ ~~ 



15. 



„Catadioptric immersion illuininator" 

 nach Stephenson. 



^V: 



tlT3v ^Cft 



• i 



i i 



16. 



„Catoptric illuininator" von 



J. W. Stephenson 1879, 



wieder entdeckt als „Reichert s 



Spiegelkondensor" 1906. 



sondern bereits im Jahre 1879 von Stephenson (27) in genau derselben 

 Form (Fig. 16) als „catoptric immersion condenser" bekannt gegeben. 



Mit der Einführung des Abbe sehen Beleuchtungsapparates in 

 Verbindung mit dem mehrlinsigen Kondensor fielen alle diese Apparate 

 plötzlich der Vergessenheit anheim, da man jetzt endlich ein be- 

 quemes Mittel hatte, die Schiefe der Beleuchtung und die Öffnung 

 der beleuchtenden Büschel ganz nach Belieben zu variieren. Man 

 vergaß dabei, daß die katoptrischen Kondensoren immerhin den 

 Vorteil der farbenfreieren Beleuchtung durch schiefe Strahlen be- 

 saßen und infolgedessen für die speziellen Zwecke der Dunkelfeld- 

 beleuchtung dem Kondensor, auch wenn letzterer mit zentraler Blende 

 versehen wurde, etwas überlegen blieben. 



Durch die Abbe sehe Theorie der mikroskopischen Bilderzeugung 

 wurde auch die Frage nach dem Zustandekommen des mikroskopischen 



